— 47 — 



È evidente come questa soluzione fin qui adottata, in base al ragiona- 

 mento sopra esposto, risolva il problema soltanto a metà, e lo risolva nella 

 parte meno importante. Ed infatti quando per effetto del movimento stesso 

 del terreno, in una fase più o meno avanzata di questo movimento, scatta 

 la grande velocità, non solo è già trascorsa la parte più interessante del dia- 

 gramma, cioè la fase iniziale dei tremiti preliminari, ma la direzione stessa 

 delle componenti registrate sulla zona, è, come si sa dai sismologi, ben 

 cambiata da quella primitiva, corrispondente fedelmente alla provenienza 

 della scossa. 



Ho adunque pensato ad una soluzione completa del problema sopra esposto, 

 e sono riuscito a trovarla con l' apparecchio costruito nell' Osservatorio Geo- 

 dinamico di Rocca di Papa, della cui disposizione dò qui brevemente un 

 cenno, riservandomi a darne quanto prima una descrizione particolareggiata ed 

 esporre i risultati ottenuti nel Bollettino della Società sismologica italiana. 



Ho già dimostrato (') come il metodo di registrazione con fili di vetro 

 su carta affumicata sia, sotto ogni riguardo, superiore a tutti gli altri ; questo 

 per ciò è stato da me preferito. 



La registrazione si effettua per mezzo di due stili tubulari di vetro 

 schiacciati conici che corrispondono alle due componenti N-S ed E-W e che 

 terminano in due fili capillari pure di vetro, che colla loro estremità toc- 

 cano una zona di carta laccata e affumicata di 14 cm. di larghezza. L' am- 

 plificazione degli stili è di 1 a 50. Le loro dimensioni sono : 60 cm. di lun- 

 ghezza, un cm. di larghezza ad una estremità, un mm. all'altra. La zona è 

 chiusa in sè stessa, è lunga m. 1,80, si ricambia ogni 12 ore, e corre con 

 la velocità di 6 m. all' ora. 



Il cilindro destinato a porre in moto la zona è di 16 cm. di diametro, 

 è comandato da un comune roteggio a peso, con regolatore a ventole, ed è 

 sostenuto da un asse su cui ,è tracciata una vite del passo di 0,33 mm. 

 In tal modo viene impresso alla zona uno spostamento laterale di 1 mm. 

 ad ogni suo giro. Nelle 12 ore viene così tracciata per ciascuna componente 

 un' elica di 40 giri, di 72 m. di lunghezza e di 1 mm. di passo. Quest' elica 

 occupa quindi solamente 4 cm. di larghezza della zona. 



I tracciati delle due componenti occupano adunque alla fine delle 12 ore, 

 8 cm. di larghezza, rimanendo 3 strisele, due marginali e una centrale di 

 2 cm. di larghezza, libere per le escursioni degli stili. Questi sono disposti 

 in modo che, uscendo dalla zona possono liberamente rientrarvi, possono sovrap- 

 porsi senza urtarsi e rimanere sempre liberi nelle loro oscillazioni, anche 

 quando vengono sollevati automaticamente all' estremità per il tracciamento 

 dell' ora. 



(!) A. Cancani, Sopra i vari sistemi di registrazione nella sismologia. Bollettino 

 della Società sismologica italiana, voi. IV, pag. 73. 



