— 46 — 



di vetro, o qualche altro acconcio riparo, dall' agitazione dell' aria, dalla pol- 

 vere e dalla molestia eventuale d' animali. Lo strumento, coni' è costruito, 

 può funzionare bene anche in un locale umidissimo, poiché le parti più de- 

 licate sono verniciate o nichelate e, quel che più importa, il contatto elet- 

 trico si fa tra superficie di platino; ma senza dubbio il sismoscopio sarà 

 ancor meglio preservato col tempo se, sotto la custodia che lo protegge, si 

 ponga eziandio qualche sostanza essiccante. 



Lo strumento deve essere fissato solidamente ad una mensola di marmo 

 o di ferro, incastrata ad un muro maestro mediante una chiavarda h, ed i fili 

 elettrici che fanno capo ai morsetti a e b potranno attraversare entro un 

 secondo foro la mensola stessa, oppure passare nascosti sotto una banda cir- 

 colare di grossa stoffa, su cui dovrà poggiare la custodia dello strumento. 



I fili elettrici fanno poi capo all' orologio sismoscopico, il quale può es- 

 sere collocato a quella distanza che si vuole dallo strumento e possibilmente 

 in un locale asciutto, affinchè V orologio non abbia a risentire i danni del- 

 l' umidità. È anche buono che l'orologio sia posto in un sito frequentato, 

 affinchè dal ritrovarsi arrestato o in marcia, secondo che prima era in azione 

 oppure fermo sulle XII, si possa senza troppo ritardo sapere che il sismo- 

 scopio ha funzionato, anche nel caso che si voglia fare a meno d'una suo- 

 neria elettrica, comandata dallo stesso orologio sismoscopico, e ad azione con- 

 tinua od intermittente. 



Fisica terrestre. — Nuovo sismometrografo a registrazione 

 velooe-continm. Nota del dott. Adolfo Cancani, presentata dal Socio 

 Tacchini, 



I vari sismometrografi a due velocità costruiti già da molti anni nel Giap- 

 pone, e da poco tempo in Italia, rappresentano evidentemente un ripiego, una 

 via di accomodamento, nella soluzione del problema della registrazione com- 

 pleta di un diagramma sismico in tutti i suoi particolari. 



Difatti, fino ad ora si è ragionato nel seguente modo: per ottenere un 

 diagramma perfetto in tutti i suoi particolari occorrerebbe dare alla zona su 

 cui avviene la registrazione una velocità di svolgimento permanentemente 

 assai grande, di parecchi metri all'ora; e siccome il maneggio e il consumo 

 di tanta carta implicherebbero, nella pratica, difficoltà grande, spesa e fastidio 

 non sopportabili, è necessario ricorrere all' espediente di dare alla zona di 

 registrazione una velocità abitualmente moderata, e scegliere tra i tanti con- 

 gegni conosciutissimi e più o meno antichi, usati dagli orologiai e dagl' inge- 

 gneri, uno qualunque che meglio si presti a far cambiare bruscamente la velo- 

 cità ordinaria della zona in altra di valore venti o trenta volte maggiore. 



