— 45 — 



mina in alto con un anello e due viti orizzontali v e v ad angolo retto tra 

 loro le quali sono destinate a spingere in un senso o nell' altro 1' estremità 

 superiore del grosso filo di acciaio, e per conseguenza a spostare la punta 

 di platino secondo due direzioni tra loro ortogonali. Tenuto conto che la so- 

 vrapposta asticina è circa 5 volte più lunga del pezzo di acciaio e che perciò 

 lo spostamento delle viti v e v moltiplica in egual misura quello che si 

 produce alla punta di platino, naturalmente il passo di dette viti è assai 

 piccolo (meno di 1 / 2 millimetro), affinchè il centramento possa ottenersi 

 in modo graduale fino al punto voluto. Questa nuova disposizione permette 

 di ottenere il centramento in un modo assai più rapido di quello usato nei 

 due precedenti modelli di sismoscopio, specialmente perchè non si ha più 

 bisogno di perturbare ogni volta la massa di piombo L' che porta il fiorel- 

 lino. Nonostante questo grande vantaggio, si è creduto ancora di conservare 

 la colonna C, allo scopo di poggiarvi la mano quando si voglia smorzare le 

 oscillazioni dell' una o dell' altra massa. 



Un' altra innovazione, benché di minor conto, consiste nell' aver prati- 

 cato nella piastrina d, fissata alla massa L\ tre fiorellini di diverso diametro, 

 invece d'uno solo; e ciò allo scopo di far variare a piacere la sensibilità 

 dello strumento, a seconda delle condizioni più o meno favorevoli di tran- 

 quillità del locale in cui l' installazione dev' esser fatta. Se sotto questo punto 

 di vista l' installazione è ottima, egli è chiaro potersi fare uso del più pic- 

 colo forellino, in modo che lo spazio, che intercede tra la punta di platino 

 ed il bordo interno del foro, si riduca soltanto a qualche decimo di millimetro. 



Per facilitare poi il centramento — anche se a causa della collocazione 

 speciale, lo strumento non potesse essere guardato dall' alto in basso — al di 

 sopra della piastrina, in cui sono praticati i forellini, vi è uno specchietto s 

 inclinato a 45°, il quale permette di guardare in direzione orizzontale e di 

 vedere così i forellini come ,se fossero praticati nella lastrina d tenuta ver- 

 ticalmente. E siccome poco al di sotto della punta di platino si trova fis- 

 sato sull' asticina F un dischetto di carta bianca e, opportunamente inclinato 

 per essere bene illuminato da una sorgente di luce, ne risulta che ogni fo- 

 rellino si vede entro lo specchio come un dischetto luminoso e la punta di 

 platino figura entro uno di essi come un dischetto nero d' un diametro un 

 po' più piccolo e che deve appunto essere reso concentrico al primo, mano- 

 vrando con delicatezza le due viti di rettifica v e v'. 



Come si potrà capire facilmente, il sismoscopio è d' una sensibilità tanto 

 maggiore quanto minore è il forellino adoperato, poiché basta allora la più 

 piccola oscillazione o della punta di platino, o del forellino, perchè il con- 

 tatto elettrico abbia luogo. Per questa ragione non solo bisogna installare lo 

 strumento in un edificio solido, e preferibilmente a pianterreno e meglio an- 

 cora in un sotterraneo, il più possibilmente lontano da vie frequentate o da 

 altre cause disturbatrici, ma conviene inoltre proteggerlo con una campana 



