— 43 — 



medi non può essere forse nella pratica che d'un vantaggio ben limitato. 

 Infatti, siccome i periodi estremi d'oscillazione, che si possono facilmente 

 realizzare in un sismoscopio, non possono variare che entro limiti assai ri- 

 stretti, si capisce come al passaggio d' onde sismiche dotate anche d' un ritmo 

 intermedio, esse possano ancora fare entrare in sufficiente oscillazione o 1' una 

 o l' altra delle due asticine e forse tutte due alla volta. Di più si abbia 

 presente il maggior costo del sismoscopio e la maggiore difficoltà del ma- 

 neggio che esigerebbe l' impiego di numerose asticine vibranti ( 1 ). 



Il 1° modello del mio sismoscopio fu costruito per V osservatorio di 

 Costantinopoli, dove fece ottima prova ( 2 ). Un 2° modello, alquanto miglio- 

 rato, fu fatto costruire nel 1897, al mio ritorno da Costantinopoli, dal 

 prof. P. Tacchini per essere distribuito ad alcune stazioni di 3° ordine della 

 rete sismica italiana ( 3 ). In seguito all' esperienza fatta durante un triennio 

 con i due precedenti modelli, nella 2 a metà del 1898 credetti d'apportare 

 ancora altre notevoli migliorìe, pur restando inalterato il principio dello stru- 

 mento; ed è così che è nato il 3° modello rappresentato nell' annessa figura, 

 e del quale dò qui sotto una breve descrizione ( 4 ). 



Sopra una base in ghisa di forma rotonda sono fissate verticalmente due 

 asticine cilindriche d' acciaio : V una sottile F gravata, piuttosto in basso, di 

 una lente di piombo L, e che perciò oscilla rapidamente ; 1' altra F' di maggior 

 diametro, destinata ad oscillare alquanto più lentamente, a causa d' un' altra 

 consimile lente di piombo L' posta alla sua estremità superiore. A questa 

 2 a massa di piombo è fissata lateralmente una piastrina di platino d nella 

 quale è praticato un piccolo fiorellino, destinato a ricevere nel suo centro, 

 senza toccarla, la punta, pure di platino, dell'asticina a ritmo rapido. Sic- 

 come le due asticine sono isolate elettricamente dalla base e comunicano con 



(!) Questo mio modo di vedere sembra non sia condiviso dal dott. Cancani, il quale 

 ha fatto costruire recentemente il suo sismoscopio ad effetto multiplo (Boll, della Soc. 

 Sism. It, voi. IV, 1898, pag. 68), nel quale si utilizzano i diversi ritmi d'oscillazione di 

 ben 7 asticine. 



(2) G. Agamennone, Sismoscopio elettrico a doppio effetto. (Boll, della Soc. Sism. 

 It, voi. Ili, 1897, pag. 37). 



( 3 ) Id., Alcune modificazioni al sismoscopio elettrico a doppio effetto e istruzioni 

 per V installazione ed il funzionamento del medesimo. Ibidem, pag. 157. 



È precisamente questo 2° modello che ha figurato nella mostra dell'Uri. Centr. di 

 Met. e Geodinamica all'Esposizione nazionale di Torino del 1898. 



( 4 ) Questo 3° modello, malgrado le migliorìe introdotte, non viene a costare più 

 d'una quarantina di lire italiane, comprese le spese d'imballaggio. Il costruttore ne è 

 stato, sotto la mia direzione, il meccanico dell'Ufficio Centr. di Meteorologia e Geodina- 

 mica in Eoma, sig. L. Pascianelli, il quale m'ha secondato mirabilmente affinchè lo stru- 

 mento riuscisse anche elegante ed il più economico possibile. Diversi esemplari di questo 

 sismoscopio sono stati già acquistati, oltre che dall'Uff. Centr. di Met. e Geod., nelle Indie 

 inglesi ed olandesi, in Inghilterra, in Bulgaria, ecc. 



