— 42 — 



il suo avvisatore a dischetto, ma senza paragone meno soddisfacente del 

 primo, per le ragioni già altre volte esposte. 



Orbene, il mio sismoscopio consiste precisamente nell'accoppiamento di 

 due avvisatori Cecchi, di cui l'uno, conservando il peso in basso, oscilla 

 piuttosto rapidamente, mentre l'altro è dotato d' un periodo alquanto più lungo 

 d'oscillazione, per essere costituito da un'asticina d'acciaio un po' più grossa 

 e per essere il peso portato in questa fino alla massima altezza. Se ora si 

 fa in modo che 1' estremità superiore della prima asticina possa venire a ri- 

 trovarsi ad una piccolissima distanza da quella della seconda, e di più si 

 colleghino le due asticine coi due poli d'una batteria elettrica, si capisce 

 come in seguito al movimento di uno dei due avvisatori, e tanto meglio di 

 tutti e due alla volta, si stabilisca un contatto elettrico, destinato a far agire 

 l'orologio sismoscopico o qualsiasi altro apparecchio. Un sismoscopio costi- 

 tuito, come il mio, dalla riunione di due asticine, dotate d' un ritmo d' oscil- 

 lazione abbastanza diverso, riunisce in sè molta probabilità di funzionare per 

 svariate specie di movimento del suolo, avuto riguardo al periodo più o meno 

 breve delle onde sismiche (')• Già il Bovieri ( 2 ) aveva voluto trarre profitto 

 da questo principio, costruendo un sismoscopio mediante tre asticine oscil- 

 lanti con diverso ritmo e disposte sulla stessa base secondo i vertici d'un 

 triangolo equilatero. Ma quanto l' idea era buona, altrettanto difettosa e anche 

 dispendiosa era la disposizione adottata, per poter fare agire elettricamente 

 lo strumento. Infatti al di sopra delle tre asticine si disponeva in posizione 

 orizzontale un telarino a triangolo equilatero, di fina lamina metallica, i cui 

 tre vertici s'appoggiavano alle tre estremità superiori delle stesse asticine. 

 Questo telarino doveva cadere quando, per la vibrazione anche di una sola 

 delle tre asticine, fosse venuto a mancare uno dei tre punti di appoggio. 

 Ognun capisce come la sovrapposizione di questo telarino, per quanto legge- 

 rissimo, bastasse in occasione di terremoti debolissimi per impedire alle asti- 

 cine d' entrare in sensibile oscillazione e perciò a l' istrumento di funzionare. 



Nella descrizione del 1° modello del mio sismoscopio io stesso avevo 

 discussa l' opportunità dell' utilizzare parecchie asticine, vibranti più o meno 

 rapidamente; ma ritengo anche oggi che vi sia convenienza ad arrestarsi a 

 due soli ritmi d'oscillazione, considerato che il voler utilizzare ritmi inter- 



(!) Lo stesso principio, qui utilizzato per registrare le scosse ondulatorie, può ser- 

 vire alla costruzione d'un sismoscopio doppiamente sensibile, destinato a rivelare la 

 componente verticale del movimento. Basterebbe infatti tanto nel comune avvisatore Bras- 

 sart per le scosse sussultorie, quanto nella parte sussultoria del microsismografo Cecchi 

 ed in quella identica del microsismoscopio Ouzzanti (Boll, della Soc. Sism. It, voi. I, 

 1895, pag. 149), rendere mobile anche lo scodellino di mercurio sospendendolo ad una 

 molla a spirale, tale da farlo oscillare con un ritmo assai diverso dal periodo d'oscilla- 

 zione inerente alla punta di platino, destinata a toccare il mercurio. 



( 2 ) Ing. Francesco Bovieri, Sopra un nuovo sismoscopio (sismoscopio a triangolo). 

 Atti dell'Acc. Pontificia de' Nuovi Lincei, tom. XLVI, 1892-93, pag. 45. 



