— 41 — 



senza 1' azione del campo, esso si propagherà con velocità diversa a seconda 

 del senso della rotazione della particella luminosa: e precisamente con ve- 

 locità maggiore se questa rotazione va nel senso della corrente magnetiz- 

 zante e con velocità minore se questa rotazione è inversa. 



2". La differenza tra questi due valori della velocità diminuisce rapi- 

 damente al crescere della differenza fra i suddetti periodi di vibrazione e 

 non cambia di segno col cambiare di segno di questa differenza. 



3°. Il raggio circolare suddetto nell' attraversare il vapore metallico è 

 anche diversamente assorbito, a seconda del senso di rotazione della parti- 

 cella luminosa. Se il periodo di vibrazione del raggio incidente è minore di quello 

 proprio del vapore assorbente, viene assorbito di preferenza il raggio la cui 

 vibrazione circolare va nello stesso senso delle corrente magnetizzante. L' in- 

 verso avviene se il periodo del raggio incidente è invece maggiore. 

 Questo è conforme alle esperienze dello Zeeman e del Konig. 



Fisica terrestre. — Sopra un nuovo tipo di sismoscopio. Nota 

 di G. Agamennone, presentata dal Socio Tacchini. 



Ho avuto già V occasione d' intrattenere più volte questa Accademia 

 sopra diversi strumenti sismici da me ideati in quest' ultimi anni. Ma si è 

 trattato sempre di strumenti più o meno costosi e complicati, che dovendo 

 servire all' analisi più o meno completa dei terremoti non possono essere affi- 

 dati che ad osservatori geodinamici di 1° o tutto al più di 2° ordine, sotto 

 la direzione cioè di persone esperte nel maneggio di simili apparecchi. 



Oggi credo opportuno di far conoscere il mio sismoscopio elettrico a 

 doppio effetto, che tanto per la sua semplicità, quanto per il suo modicis- 

 simo prezzo, potrebbe essere destinato con vantaggio alle stazioni sismiche 

 di 3° ordine, quelle appunto più numerose e dove non sempre si può con- 

 tare su persone abbastanza familiari con tal genere di strumenti. 



La prima idea di questo sismoscopio mi venne sulla fine del 1894, 

 quando dovendosi far costruire, tra gli altri strumenti sismici, anche qualche 

 sismoscopio per l' osservatorio di Costantinopoli, passai in rivista la numerosa 

 falange di quelli fino ad ora costruiti od ideati. Desiderando arrestarmi ad 

 un tipo di strumento che riunisse alla più grande sensibilità anche la mas- 

 sima economia, esclusi tutti quelli che fornivano anche qualche criterio sulla 

 direzione ed intensità del movimento sismico, sembrandomi sufficiente, pel- 

 le ragioni esposte, che in una stazione di 3° ordine il sismoscopio si limi- 

 tasse, come l'indica il suo nome, ad indicare soltanto l'avvenimento e l'ora 

 d'una scossa. Tra i restanti sismoscopì mi parve abbastanza buono l'avvi- 

 satore a sfera del Cecchi, dal quale il Brassart doveva in appresso derivare 



Rendiconti. 1899, Voi. Vili, 1° Sem. C 



