— 203 — 



esattezza nelle ore, ma eziandio per l'analisi più particolareggiata dei mo- 

 vimenti del suolo. Già fin dal 1894 il Cancani, partigiano allora d'una ve- 

 locità unica e moderata, propose e più tardi adottò nei nuovi strumenti di 

 Rocca di Papa una velocità oraria di 60 cm , lusingandosi che con ciò si sa- 

 rebbero ottenuti ottimi risultati ('). Negli ultimi modelli del suo microsi- 

 smografo, il prof. Vicentini ha creduto perfino di raddoppiare detta cifra. 

 Dal canto mio, ho sempre ritenuto che anche con siffatte enormi velocità 

 non sarebbe mai possibile un'analisi rigorosa e proficua dei movimenti si- 

 smici, sovratutto quando trattisi d'onde rapidissime, il cui periodo oscilla- 

 torio può alle volte raggiungere una frazione piccolissima di minuto secondo. 

 Anche ammesso, grazie alla niditezza dei tracciati su carta affumicata ed 

 alla massima velocità adottata dal Vicentini (2 cm al minuto) che si arri- 

 vasse a percepire tutte le oscillazioni più rapide che potessero figurare in 

 un sismogramma, mi pare che saremmo sempre lontani dal poterle bene stu- 

 diare e per conseguenza nell' impossibilità di risolvere l' importantissimo pro- 

 blema del determinare ad ogni istante la direzione e l'intensità del moto 

 sismico. 



È per queste ragioni che ispirandomi all' eccellente idea del Gray, io ho 

 cercato fin dal 1889 di realizzare un meccanismo pratico, semplice e poco 

 costoso, il quale da sè s'incaricasse d'accrescere notevolmente la velocità 

 della carta soltanto al principiare e per tutta la durata d' ogni scossa ; mentre 

 quando il suolo resta tranquillo si fa economia della zona di carta, e questa 

 scorre allora con velocità assai minore e precisamente quanto basti per la 

 determinazione precisa del tempo. Un siffatto meccanismo, eh' io ho chiamato 

 registratore di terremoti a doppia velocità, è stato già da me descritto in 

 questi stessi Rendiconti ( 2 ) ed è stato in seguito applicato a vari strumenti 

 del Collegio Romano, i quali scrivono tutti ad inchiostro, mediante pennine 

 bilicate, su carta bianca. I sismogrammi da me ottenuti fino ad oggi sono 

 già abbastanza numerosi e costituiscono la migliore prova dei servigi che 

 può rendere un tale meccanismo ( 3 ). 



L' esperienza di ben 5 anni ha provato come non siano troppo da te- 

 mersi alcune obbiezioni, fatte al mio registratore, circa la probabilità che 

 nei terremoti di lunga durata le pennine vengano a mancare d'inchiostro o 

 si esaurisca la provvista di carta annessa all'apparecchio. Del resto, al 1° 

 scatto del registratore che fa scorrere rapidamente la zona, non manca di porsi 

 in azione una suoneria elettrica, destinata appunto a chiamare ì' osservatore, 



(') Ibid., ser. 5 a , voi. Ili, pag. 551, seduta del 2 giugno 1894. 



( 2 ) Ibid., ser. 5 a , voi. I, pag. 247, seduta del 2 ottobre 1892. 



( 3 ) Due tra questi sismogrammi si trovano riprodotti in due Note del eh. prof. Tac- 

 chini, inserite in questi Eendiconti: Ser. 5 a , voi. Ili, p. 275 e voi. VI, p. 243. Altri si- 

 smogrammi hanno figurato all'Esposizione di Torino del 1898 nella mostra dell'Ufi 7 . Centr. 

 di Met. e Geod. 



