— 204 — 



affinchè corra presso lo strumento o per aggiungere inchiostro, o rinnovare 

 il rotolo di carta, o rimontare il peso motore, o provvedere infine a qualunque 

 altro bisogno. Si sa che un apparecchio così costoso e completo non può gene- 

 ralmente trovar posto che in un osservatorio di 1° ordine, dove tanto di giorno 

 che di notte deve sempre trovarsi una persona per la sorveglianza degli stru- 

 menti in caso di terremoto. Ma quand' anche sia grave l' inconveniente del- 

 l' insufficienza dell'inchiostro in un terremoto di lunga durata, non si può 

 forse sperare che da oggi a l'indomani si possa ideare un sistema di regi- 

 strazione ad inchiostro meglio rispondente allo scopo, oppure trovare un nuovo 

 metodo d' iscrizione, per es. a base elettro-chimica, od in mancanza di meglio 

 ricorrere alla stessa registrazione su carta affumicata che per effetto del regi- 

 stratore a doppia velocità avanzi d' ordinario lentamente e si metta a correre 

 solo al prodursi d' una scossa ? 



Dunque mi pare che pur prescindendo dal sistema prescelto per ottenere 

 il tracciato, la convenienza dell'adozione del registratore a doppia velocità 

 sia fuori di causa. Che se io ho cercato d'arrestarmi alla registrazione ad 

 inchiostro, l'ho fatto per molte ragioni, già di per se stesse ovvie e che 

 qui tralascio d' enumerare. 



In quanto all'altra obbiezione che, in occasione cioè di lentissimi e de- 

 boli moti del suolo, si avrebbero sulla carta, svolgentesi a grande velocità, 

 ondulazioni talmente lunghe ed appiattite che nulla di esatto se ne potesse 

 ricavare, mi pare che, anche ammesso l' inconveniente lamentato, non sia il 

 caso di dover rinunciare per esso a tutti gli altri innumerevoli benefizi ine- 

 renti al registratore a doppia velocità ('). 



Comunque sia, per attenuare l'inconveniente del possibile esaurimento 

 dell' inchiostro — in occasione di prolungati terremoti e quando nel tempo stesso 

 faccia disgraziatamente difetto il pronto arrivo dell' osservatore — il eh. prof, 

 comm. P. Tacchini ha pensato se non fosse il caso di trarre un ulteriore 

 profitto dal prolungamento degli stili, quale è già adottato negli strumenti 

 sismici forniti dal registratore a doppia velocità, e precisamente per ottenere 

 una seconda registrazione che serva di controllo o di complemento. L'idea 

 era buona ed io ho cercato di realizzarla nel sismometrografo esposto dall' Uff. 



O Ma tale obbiezione mi sembra altresì di poco valore, poiché se l' ampiezza di tali 

 ondulazioni è così insignificante, allora gli stili, in seguito ai loro microscopici movimenti 

 non sarebbero più in istato di provocare lo scatto della grande velocità, ed in questo caso 

 le ondulazioni lentissime sarebbero distintamente registrate a piccola velocità. Che se in- 

 vece l'escursione degli stili può raggiungere una frazione non troppo piccola di millimetro 

 e perciò sufficiente a provocare la corsa rapida della carta, allora io non vedo perchè con 

 un pò di buona volontà non si possano riconoscere le ondulazioni in questione e misurarne 

 il periodo, tanto più se le linee relative alle varie componenti si trovano assai vicine tra 

 loro, allo scopo di lasciare la più grande latitudine possibile all'escursione delle penne 

 sulla carta, ciò che permette di percepire meglio i punti culminanti delle sinusoidi per 

 quanto appiattite esse siano. 



