— 257 — 



Ed è essenziale che questa congiuntura esista ; in caso diverso lo scambio di 

 elettricità tra le due armature mobili, avverrebbe in una misusa molto minore. 



Nel nostro caso sperimentale la superficie S di una delle lamine è di 

 86 cmq. ; la distanza tra le armature mobili e le fisse è di circa 1 mm. 

 Se l'apparecchio fa 20 giri per minuto secondo, ponendo la forza elettromo- 

 trice di contatto tra zinco e rame eguale a 0,8 volt, si ha 



j 86 . 20 . 0,8 



I ^ 2 7 r.0,1.9.10^ =am P- 2 ' 42 -^- 9 - 



E dunque un'intensità estremamente piccola. 



Ma un galvanometro sensibilissimo, ad alta resistenza, e bene astatizzato, 

 accusa una deviazione di 4 o 5 millimetri su di una scala alla distanza di 

 2 metri. Questa deviazione cambia di segno col cambiare del senso di rota- 

 zione del tamburo; e, determinata la sensibilità dell' istrumento, si riconosce 

 facilmente che la grandezza di tale deviazione è quella che compete ad 

 intensità così deboli come l' indicata. Inoltre, come è naturale, la deviazione 

 è proporzionale alla velocità di rotazione e sparisce del tutto allontanando 

 le armature fisse. 



L'apparecchio descritto ha qualche analogia col duplicatore di Belli o 

 col replenisher di W. Thomson. Ma ne differisce anzitutto per il fatto che 

 esso è destinato a fornire una corrente elettrica, anziché delle cariche statiche ; 

 lo studio delle intensità di queste correnti, ci dà un mezzo per la deter- 

 minazione della forza elettromotrice di contatto dei due metalli adoperati. 

 Differisce ancora dal replenisher per la costituzione dell'armatura girevole; 

 nel caso attuale è costituita da metalli eterogenei ; e l' intensità della corrente 

 che si otterrebbe, se essa fosse costituita da un sol metallo, sarebbe soltanto 

 la metà. Rivestendo infatti detta armatura di stagnola, il galvanometro 

 accusa una deviazione solo di 2 o 3 millimetri. 



Sarebbe difficile, se non del tutto impossibile, osservare la corrente che 

 circola nelle armature fisse attraverso il sostegno AB della figura. Occorrerebbe 

 all'uopo un elettrodinamometro di straordinaria sensibilità. 



Nella determinazione dell' intensità della corrente che può fornire l'appa- 

 recchio descritto, non ho tenuto conto della resistenza del galvanometro; 

 anzi ho detto che è bene che questo sia ad alta resistenza. Ciò perchè restano 

 così aumentati il numero di ampèr-giri, e realmente non è a temere che 

 questa resistenza, anche supposta di un migliàio di ohm, possa ancor dimi- 

 nuire l'intensità della corrente che si studia. 



Ma al fine di render più agevole l'osservazione di correnti elettriche 

 generate da movimenti relativi di pezzi metalli eterogenei, ho voluto procedere 

 alla costruzione di altro apparecchio, che è solo un' ampliazione del prece- 

 dente (fìg. 2). 



