— 262 — 



donde : 



b_ 



Q 



(2) kt ^ 



Avuta dalla (2) la K ossia il coefficiente di smorzamento si ottiene da 

 questo il decremento logaritmico delle vibrazioni y mediante note formole. 

 Per usare la (2) alla determinazione di K , la questione è ridotta alla 



determinazione dei rapporti ^fì-.lì risonatore da me studiato è un ri- 



sonatore cilindrico Konig dell' Ufficio del Corista internazionale, capace di 

 dare a mezzo tiraggio il la,. Lungo una generatrice del pezzo mobile venne 

 incisa una graduazione in millimetri, mediante cui si faceva senz' altro la 



determinazione del rapporto — . 



Per la determinazione del rapporto ^ si usavano le indicazioni di un 



manometro a specchio, analogo a quello del Wien, incollato sul fondo del riso- 

 natore. Dallo specchietto di questo manometro veniva riflessa su una scala 

 micrometrica nell' oculare di un cannocchiale l' immagine di un punto lumi- 

 noso. Quando il risonatore era in quiete, sulla scala micrometrica si vedeva 

 un punto luminoso che, quando il risonatore invece agiva, si mutava in una 

 striscia di lunghezza proporzionale alla quantità P. 



Il diapason, la cui cassetta di risonanza funzionava da sorgente esterna, 

 era un la 3 elettromagnetico pure appartenente all' Ufficio del Corista inter- 

 nazionale, e veniva eccitato da un accumulatore mediante un circuito munito 

 dell' interruttore acustico di Helmholtz, consistente in un altro diapason elet- 

 tromagnetico rigorosamente identico al primo inserito nel circuito di questo. 



L'uso del diapason interruttore e l' inserimento sulla scintilla d' inter- 

 ruzione di un opportuno condensatore, vennero impiegati affine di ottenere 

 che l' intensità del tono della sorgente esterna fosse sensibilmente costante. 



Le osservazioni si conducevano così: 



Si dava al risonatore il tiraggio minimo e si osservava corrispondente- 

 mente la lunghezza della striscia luminosa prodotta dal vibrare dello spec- 

 chietto del manometro, quindi si facevano variare le dimensioni del risona- 

 tore, finché passato il massimo di risonanza si ritornava a una lunghezza della 

 striscia luminosa eguale a quella iniziale. Per calcolare poi il coefficiente di 

 smorzamento si portavano sull' asse delle ascisse i volumi del risonatore o 

 meglio le sue successive lunghezze, e sulle ordinate le lunghezze della stri- 

 scia luminosa di cui parlammo, lunghezze che sono proporzionali alle am- 

 piezze delle vibrazioni corrispondentemente eccitate nel risonatore. Unendo i 



