— 387 — 



A noi poi interessava, in particolar modo, paragonare i nostri apparecchi 

 con quelli francesi, a fine di potere allacciare la rete magnetica nella parte 

 nord-ovest della nostra penisola colla rete della finitima Francia, e così pure 

 il rilevamento magnetico della Sardegna con quello della Corsica. A vero 

 dire, non si era mancato per l' addietro, da parte nostra, di cogliere occasioni 

 per stabilire dei termini di paragone fra le due reti; ma questi tentativi, 

 essendo stati fatti per vie indirette e senza l'appoggio delle registrazioni 

 delle variazioni magnetiche in una vicina stazione di base, ci lasciavano 

 molto dubbiosi intorno al vero valore da attribuire alle equazioni strumen- 

 tali dei nostri apparecchi da viaggio rispetto a quelli della Francia. 



A raggiungere lo scopo desiderato, si presentava ora propizia l' occasione ; 

 epperò, nel recarmi a Bristol passando per Parigi e Londra, portai meco gli 

 strumenti posseduti dal nostro Ufficio per le determinazioni assolute in viaggio, 

 cioè il magnetometro unifilare Dover-Schneider e l'inclinometro Dover n. 51, 

 dei quali mi sono costantemente servito in tutte le mie campagne magne- 

 tiche in Italia. Con questi apparati feci dunque le misure comparative negli 

 osservatori di Pare Saint-Maur e di Kew. Tanto nell' esecuzione delle osser- 

 vazioni, quanto nel calcolo delle medesime, mi attenni fedelmente ai metodi 

 di procedimento da me usati per l' addietro ; sui quali qui non mi trattengo, 

 poiché per tutto ciò che li riguarda, intendo riferirmi alle mie Memorie di 

 magnetismo pubblicate negli Annali dell' Ufficio centrale meteorologico. Av- 

 verto solo che, essendosi proceduto nel 1896 ad una nuova magnetizzazione 

 del magnete a collimatore 504 A, che funziona come sbarra oscillante e de- 

 viante nel mio magnetometro, il momento d'inerzia ed i coefficienti attuali 

 del 504 A si riferiscono a determinazioni fatte in un' epoca relativamente 

 recente, cioè prima e dopo del mio ultimo giro di esplorazione magnetica, 

 compiuto intorno all'Etna nell'inverno 1897-98. Anche l'asta metrica an- 

 nessa al magnetometro ricevette nel 1897 una nuova graduazione, incisa nel 

 Laboratorio centrale metrico, ed ivi paragonata col metro campione. Di con- 

 seguenza, i valori dei coefficienti del magnete 504 A e dei costanti del ma- 

 gnetometro, in base ai quali furono calcolate le misure di Pare Saint-Maur 

 e di Kew ('), sono i seguenti: 



Momento d' inerzia K — 337,875 ; 



Coefficiente di temperatura medio (fra 20° e 30°) ( 2 ) a = 0,000516 ; 



(!) Noto qui di passaggio che il magnete (il quale, attaccato al filo di sospensione, 

 stava disposto orizzontalmente a Eoma, ed anche in Sicilia) senza sussidio d'anello di 

 contrappeso mantenne sensibilmente la sua posizione orizzontale pure a Pare Saint-Maur 

 ed a Kew, nonostante la forte variazione nel valore dell'inclinazione magnetica. Ciò di- 

 mostra l'eccellenza della staffa di modello Chistoni, applicata ai magneti nostri. 



( 2 ) Dentro questo intervallo restarono difatti compreso le temperature lette durante 

 le determinazioni di oscillazioni e di deviazioni nei due osservatori esteri. 



Rendiconti. 1899, Voi. Vili, 1° Sem. 



51 



