— 451 — 



Quello usato dall' Ostwald (') e dal Ruppin ( 2 ) nei loro studi volumchi- 

 mici presenta, a differenza di quello originale di Sprengel ( 3 ), una facilità e 

 rapidità di riempimento che lo fa preferire ; ma se la temperatura a cui avviene 

 la pesata è, anche di poco, superiore a quella del bagno, il liquido dilatan- 

 dosi esce dal picnometro. Il Perkin ( 4 ) ha già proposto una sua modificazione 

 per ovviare a questo inconveniente e per facilitare la messa al punto, ma il 

 suo picnometro non presenta nel maneggio alcun vantaggio sull' originale di 

 Sprengel. Inoltre, se si tratta di una soluzione con un solvente abbastanza 

 volatile ed igroscopico, con tutti questi picnometri si può incorrere in cause 

 di errori non trascurabili durante il riempimento. 



Perciò pensai di apportare al picnometro usato dall' Ostwald, e che non 

 è altro che una modificazione di quello di Sprengel, delle leggere aggiunte 

 in modo che esso accoppiasse tutti i vantaggi e rispondesse alle condizioni 

 delle mie esperienze. 



La figura annessa rappresenta il mio picnometro circa a l / 3 del vero. 



Il suo contenuto è di circa 50 cm. dal segno m, inciso sul tratto di tubo 

 capillare verticale, all' estremità della branca b. Il calibro dei tubi in questi 

 due punti è un po' minore del resto, perciò 1' errore dovuto al menisco è ridotto 

 al minimo. 



11 suo riempimento avviene facilmente mediante assorbimento con un 

 mezzo qualunque, dopo aver adattati i pezzi accessori f e d alle sue estremità. 

 La squadra d attraversa un tappo a due fori che chiude un matraccino con- 



(') Journ. prak. Ch. 18, pag. 328. 



(2) Zeit. phys. Ch. 14, pag. 467. 



( 3 ) Pogg. Ann. 150, pag. 459. 



( 4 ) Journ. prak. Ch. 31, pag. 486. 



a 



d 



