— 464 — 



Per le osservazioni con Y apparecchio di Abbe mi servii dapprima della 

 faccia naturale (00T) non perfettamente piana; ma indi feci levigare una 

 sezione parallelamente a (001), e con questo nuovo piano ripetendo le osser- 

 vazioni, ebbi dei risultati sorprendenti. 



Un asse ottico dell' anortite cade esattamente in questa faccia, cosicché 

 le due linee limiti si toccano in questo raggio. In tale caso speciale gli in- 

 dici di rifrazione, e la posizione dell' altro asse ottico sono pienamente deter- 

 minati con la sola sezione (001), senza nemmeno tenere conto dei piani di 

 polarizzazione; tuttavia essi sono dati nella tabella qui annessa. 



Per poter assicurare 2 ovvero 3 unità nella quinta decimale degli indici 

 di rifrazione è necessario non solo di prestare molta cura nella correzione 

 dell' istrumento, ma bensì anche di adottare nell' osservazione il metodo dif- 

 ferenziale. 



Dopo il bel lavoro di Pulfrich (') poco rimane a dirsi intorno alla cor- 

 rezione dell' apparecchio. 



Avendo dapprima situato il piano della mezza sfera perpendicolarmente 

 al suo asse di rotazione, si porta quest' asse in coincidenza coli' asse di sim- 

 metria. A quest'uopo non disponendo di una molla sensibile, si attacca un 

 segnale sullo specchietto, e con il cannocchiale abbassato e fisso si osserva 



10 spostamento dell' imagine girando la mezza sfera. 



Rimane in terzo luogo di far incontrare 1' asse di rotazione della mezza 

 sfera dall'asse di rotazione del cannocchiale. Pulfrich dispone il cannoc- 

 chiale orizzontalmente, e facendolo funzionare da tasto, capovolge il can- 

 nocchiale ora da l'una ora dall'altra parte, finché il piccolo intervallo fra 

 obbiettivo e sfera si mantiene costante. Ma per avere l'angolo limite vero 

 della riflessione totale non fa bisogno né di conoscere lo zero del cerchio 

 verticale, né di fare la testé accennata correzione, poiché di quanto il cerchio 

 verticale darà di più stando p. e. il cannocchiale a destra, altrettanto darà 

 di meno stando il cannocchiale a sinistra, e la media aritmetica delle due 

 letture, essendo indipendente dal piccolo errore, sarà il vero angolo della ri- 

 flessione totale. Lavorando col metodo differenziale, questa terza correzione 

 diviene assolutamente superflua, anche misurando le differenze degli angoli 

 col cannocchiale sempre da un solo lato. 



La quarta correzione consiste in questo di alzare la mezza sfera, finché 



11 suo centro cada nell' asse di rotazione del cannocchiale. Come indizio si 

 ha che il cannocchiale deve dare un angolo limite della riflessione totale fra 

 aria e vetro della mezza sfera eguale a 31°, 56', 14", corrispondente cioè al- 

 l' indice di rifrazione del vetro 



Ni = 1,89040. 



(*) C. Pulfrich, Ueher die Anwendbarkeit der Methode de? Totalreflexion auf 

 ideine und mangelhafte Krystallflàchtn. Zeitsch. f. Kry. 1899. Bel. XXX, S. 568. 



