— 529 — 



Fisica terrestre. — Sull'influenza della pressione barome- 

 trica nelle determinazioni della componente orizzontale del ma- 

 gnetismo terrestre. Nota del dott. Gì-. Bellagamba, presentata dal 

 Socio Blaserna. 



Sulle traccie di uno studio del prof. Kuhn fatto nel 1846 (*) mi pro- 

 posi decidere se in misure di intensità assoluta magnetica terrestre, influisca 

 la pressione barometrica; se cioè in ricerche di grande precisione occorra 

 tener calcolo della quota altimetrica sul mare del luogo in cui esse ven- 

 gono eseguite. 



Invero ogni mobile oscillante in un fluido va soggetto ad una perdita 

 di forza viva, dipendente dalla densità del mezzo, per il moto che esso co- 

 munica alle particelle del fluido ciscostante. Quando il mobile è un magnete^ 

 a questa perdita va aggiunta inoltre quella derivante dalla suscettibilità ma- 

 gnetica del fluido, la quale diminuisce l' intensità del campo agente sul ma- 

 gnete, di un termine H — se \i è il momento unitario indotto dal campo 



nel mezzo fluido, m il momento unitario dei magnete. 



Ma nel caso nostro in cui 1' ambiente considerato è 1' aria, fi è picco- 

 lissima ; può ritenersi quindi trascurabile questa seconda causa perturbatrice. 

 Eesta allora a decidere se per la prima causa si abbiano differenze calcolabili. 



Le condizioni pratiche, cioè di un magnete che oscilla in seno ad una 

 massa d' aria rinchiusa in un recipiente stretto, non sono accessibili ad una 

 trattazione teorica ; perciò mi sono proposto di attaccare la questione da un 

 punto di vista puramente sperimentale. Si trattava dunque di esaminare se 

 la durata d'oscillazione d'un magnete varia con la pressione. A questo scopo 

 eseguii numerose misure; e ad ottenere risultati il più possibile evidenti, 

 sperimentai a pressioni molto diverse fra loro, e cioè alla pressione ordi- 

 naria, e a 60 mm di mercurio. Trattandosi di misure di tempo mi fornii di 

 un buon cronometro ad andamento regolare. Per ricondurmi poi alle condi- 

 zioni in cui le ricerche d' intensità magnetica terrestre vengono eseguite, 

 l'apparecchio di cui mi servii non era che un comune magnetometro che 

 ebbi cura di costruire a perfetta tenuta d' aria . 



Una scatola di vetro, entro cui oscillava il magnete, veniva ermetica- 

 mente chiusa da una lastra pure di vetro che s' applicava superiormente, e 

 nel cui centro era imperniato un lungo tubo d' ottone. Alla sommità del 

 tubo scorreva una asticella per appendere il filo di sospensione della sbarra 

 magnetica. Due rubinetti permettevano le comunicazioni con un manometro 



(') Pogg. Annalen 71, 124; 1847. 



