Si può facilmente calcolare la quantità di elettricità che traversa il 

 galvanometro in questo periodo che precede il nuovo regime di equilibrio. 

 Sia i g l'intensità della corrente costante che traverserebbe il galvanometro 

 per una data variazione Jr di resistenza nel ramo 1 del ponte, a tasto a b 

 chiuso, e si ponga 



i g = kJr . 



L'alterazione Jr di resistenza nel ramo 1, rispetto al regime finale 

 per cui è stabilito l'equilibrio con la chiusura dì ab, è data da 



Jr = r 0 a(V- — 0), 



ove # è espresso dalla (4). 



Si avrà perciò nel galvanometro la corrente variabile 



i g —kr Q a&e c /° 



e perciò nell'intero periodo variabile il galvanometro sarà traversato dalla 

 quantità di elettricità 



r» ci 

 q - i g dt = kr o a0~ . 



Si indichi con I la corrente permanente che si avrebbe al galvanometro 

 per la variazione di resistenza finale r„ a 9 avvenuta nel filamento, qualora 

 non la si fosse compensata col giuoco delle resistenze m ,n a sinistra e a 

 destra di C. Sarà 



I = k r 0 a & 



e perciò 



ci 



da cui 



La misura degli elementi P , q e I ci darà quindi, in modo semplicis- 



Simo, il valore cercato di - , ricavabile così intorno a una temperatura T 0 



qualsiasi. Si noti infine che in luogo del corto circuito assoluto, che sopprime 

 le resistenze m , n , si può, attraverso al tasto a b , derivare un circuito di 

 resistenza non nulla; al variare di questa si potranno produrre diverse va- 

 riazioni, sempre piccole, nell'intensità della corrente che traversa la lam- 

 pada, e quindi diverse variazioni finali & della sua temperatura T 0 . 



