— 186 — 



4. Misura di q e di I. — Si può ricorrere all'unico galvanometro in- 

 serito nel ponte, purché lo si sia tarato, nelle condizioni attuali di smor- 

 zamento, per le correnti e per le quantità di elettricità. Con ciò la misura 

 di q non offre alcuna difficoltà, bastando solo regolare le resistenze m , n 

 in modo che aprendo o chiudendo il tasto a b si abbia una deviazione brusca 

 al galvanometro, ma questo ritorni subito a zero. 



Per la misura di I, corrente permanente che si avrebbe nel galvano- 

 metro per la stessa variazione finale non compensata r 0 a& di resistenza 

 nel ramo 1, ho proceduto nel modo seguente. Con un dispositivo potenzio- 

 metrico connesso alla piccola resistenza 2 del ponte si equilibrava la ten- 

 sione ai poli di 2, servendosi di una tensione derivata su un circuito per- 

 corso dalla corrente di una coppia di accumulatori e. 



Il galvanometro G, serviva a constatare la compensazione. Chiuso il 

 tasto a b (fig. 1) aumentava un poco la corrente nel ramo 2 , e il galvano- 

 metro Gì deviava fortemente; si inseriva allora una resistenza crescente q, 

 nel circuito principale, regolandola in modo che il galvanometro G, della 

 compensazione tornasse a zero. In tal modo con la soppressione della resi- 

 stenza q, a tasto ab chiuso, o con la chiusura del tasto ab, mentre la re- 

 sistenza q è soppressa, si produceva l' identica variazione della corrente nella 

 lampada; ma mentre la prima manovra perturbava l'equilibrio nel ponte 

 permanentemente, la seconda lo perturbava solo nei primi istanti che se- 

 guono la chiusura del tasto a b. La prima deviazione permanente dava l' in- 

 tensità I che comparisce nella formola, la seconda, impulsiva, dava invece 

 la quantità q . 



5. Misura di P. — Resta solo da misurare P per avere la grandezza 

 cercata. ' 



Abbiamo intanto per la (3) 



r l + B t fl^/ I1 r 0 + K^ r °dr 0 ' 



poiché 



1_ dr 0 



a — r 0 df ' 



Supponiamo che a una variazione Jì della intensità della corrente nella 

 lampada corrisponda la variazione permanente Jr 0 della resistenza di questa. 

 Sarà nelle prime condizioni di regime del filamento 



W = i 2 r 0 



e nelle successive 



W + JW = (i + Mf (r 0 -f Jr 0 ) . 



