Si ottiene così 



— 187 — 



r„ — — = W 

 4r a 



e quindi 



P = 2W 



MI 



r 0 -\- R Jr 



OLI 



oA"oJ 



E si riconosce subito che la disposizione sperimentale adottata fornisce 

 tosto tutti gli elementi che occorrono per la misura di P, in perfetta in- 

 dipendenza dalla legge sconosciuta con cui il filamento perde energia alle 

 varie temperature. E infatti, mantenendo chiuso il tasto ab, basterà inse- 

 rire ed escludere, successivamente, una resistenza q nel circuito principale, 

 e misurare col sistema compensatore derivato su 2 la variazione relativa 

 Mji della intensità, e col ponte la variazione relativa corrispondente della 

 resistenza Jrjr 0 nel ramo della lampada. Quanto a W essa risulta imme- 

 diatamente determinata, solo che si inserisca nel ramo 1 della lampada un 

 buon amperometro. 



6. Condizioni sperimentali. — Descriverò le condizioni quali sono 

 state da me disposte per lo studio di una lampadina Osram da 32 candele 

 e 105 volt. 



La batteria è costituita da 50 accumulatori; si prende cura che altre 

 correnti non ne siano distratte nel tempo della misura, poiché si manifesta 

 uno squilibrio nel ponte a ogni variazione anche lieve della tensione. 



Le branche 2, 3, 4 (fig. 1) hanno il valore rispettivamente di 4, 3900, 

 50 ohm. La branca 3 è variabile per decimi di ohm, ed è quella che si 

 manovra per raggiungere l'equilibrio. 



Delle resistenze m ed n la prima è variabile in modo continuo fino 

 a 10 ohm; la seconda è fissa e molto piccola. 



Il galvanometro è un ottimo aperiodico Siemens e Halske a bobina 

 mobile; questa ha circa 25 ohm di resistenza, ma si aggiungono in serie 

 circa 1200 ohm, con che la sensibilità è ancora più che sufficiente, e si 

 attenua lo smorzamento. 



In queste condizioni di smorzamento, cioè con l'equipaggio chiuso su 

 circa 1200 ohm, si determina la sensibilità dell'apparecchio al passaggio di 

 un micro-ampère o alla scarica di un micro-coulomb. 



Come si riconosce dalla (4), l'intensità decorre nel ramo del galvano- 



metro secondo un' esponenziale, la cui costante di rapidità è — .E poiché 



c/a 



nel caso mio questo rapporto era circa 35, già dopo una piccola frazione 

 di secondo la quantità di elettricità è passata quasi interamente. Non oc- 

 correva perciò ricorrere ad un galvanometro con grande periodo di oscilla- 



Rendicohti. 1912, Voi. XXI, 1° Sem. 25 



