— 475 — 



Con la modificazione che vengo a descrivere, io credo di portare il 

 dosaggio dell'antimonio in un campo assai pratico, raggiungendo, insieme al 

 massimo grado di semplicità, celerità, economia, una conveniente esattezza. 



Tal metodo è basato sull'impiego di un catodo di foggia speciale, e di 

 un elettrolito, che pur essendo, di poco dissimile da quello richiesto per l'uso 

 della capsula di Classen, riesce assai più comodo preparare. 



Come si rileva dalla figura annessa, il nuovo catodo consta di una la- 

 mina di platino rettangolare, accartocciata a forma di cilindro. 



Nella parte media, di detta lamina, sta saldato autogenicamente un filo 

 di platino (a) che serve a reggerla. 



Due fenditure b e b' praticate orizzontalmente ed opposte, ad uguale 

 distanza dagli estremi della lastra, servono a favorire la diffusione dell'elet- 

 trolito dall'anodo alla superficie esterna del catodo. 



Il catodo è consigliabile che sia in platino iridiato e spulito al getto 

 di sabbia; deve avere una lunghezza di cm. 13 per cm. 3,9 di altezza; le 

 fenditure orizzontali una lunghezza di mm. 30 per mm. 1,5. 



Il tutto è calcolato in modo da potere utilizzare un elettrodo di circa 

 cm 2 100 di superficie complessiva tra la faccia esterna e quella interna. 



Il peso di esso sarà di circa gr. 24-25. L' impiego di detto catodo offre 

 i vantaggi seguenti: 



1°. Permette, in ogni caso, di operare direttamente sopra un grammo 



2°. Toglie l'inconveniente della filtrazione preventiva dell'elettrolito 



sizioni elettrolitiche dell'antimonio. Vedi a tal proposito: Henz, loc. cit. ; Fischer, Ber. 

 deutch. Ch. Gesell., 36 (1904), pag. 2348; M. M. Dormaar, Bull. Soc. eh. de France, 4, 

 283 (1908); 0. Scheon, Zeitschv. f. angew. Ch. (1909), pag. 25; Hollard-Bertieaux, Analyse 

 des métaux par électrolyse, 1909 ; Resultati expérimentaux. Antimoine. 



-a. 



di lega ; 



