— 738 — 



Per eliminare questa indecisione, e volendo risolvere il problema con 

 una sola sezione, un solo principio è stato fino ad ora riconosciuto giusto e 

 sufficiente: principio che io dimostrai nel 1902 ( 1 ). 



Secondo questo principio, quella delle due direzioni B" deve essere eli- 

 minata, per la quale il piano di polarizzazione è normale al piano di rifles- 

 sione. Se in seguito vi furono proposte varie e varie dispute, intorno a 

 questo metodo, esse non misero mai in discussione il principio stesso, poiché 

 esso fu dimostrato esaurientemente, ma ebbero bensì per fine il modo di 

 renderlo realizzabile con maggiore o minore sicurezza nell'osservazione ( 2 ). 



Io proposi di osservare il raggio riflesso con il nicol posto davanti al- 

 l'oculare del rifrattometro. Ma come è noto, il piano di polarizzazione subisce 

 una deviazione in seguito alla riflessione, e il Pockels ( 3 ) perciò propose di 

 adottare illuminazione incidente e porre il nicol fra il cammino dei raggi 

 incidenti. Schwietring ( 4 ) vuole raggiungere una maggiore precisione impic- 

 cando due nicols, — uno il polarizzatore, l'altro l'analizzatore, — sempre 

 con illuminazione incidente; ovvero calcolare la deviazione che subisce il 

 piano di polarizzazione del raggio B". 



Alle volte l' illuminazione incidente non è applicabile affatto ; spesso un 

 nicol che intercetta i raggi incidenti, oscura il campo. Due nicols, secondo 



(') C. Viola, Die Bestimmung der optischen Constanten eines Krystalles aus einem 

 einzingen beliebigen Schnitt. Zeitschr. f. Krystallographie, XXXVI, 245, 1902. 



Per la storia di questo problema si consulti : 

 C. Viola, Sulla determinazione delle costanti ottiche dei cristalli. Rendiconti Lincei, 



I, 1899. 



_ Ueber die Bestimmung der optischen Constanten einer beliebigen orientirten zweiaxigen 

 Kristalhchnittes. Zeitschr. f. Krystall., XXXI, 40, 1899. 



— Optische Studien uber italienische Mmeralien. Zeitschr. f. Krystall., XXXII, 113, 1900. 



— Feldspathstudien. Zeitschr. f. Krystall., XXXII, 305, 1900. 

 C. Viola, Bull. soc. minerai, frane., 25, 152, 1904. 



A. Cornu, Compt. rend., 133, pag. 465. 



C. Viola, Determination des trois paramètres optiques principaux d'un cristall. Bull. 



de la Société frane, de minéralogie, XXV, 147, 1902. 

 F. Pockels, Lehrbuch der Kristalloptik. Leipzig, 1906, pp. 133-202. 

 Fr. Schwietring, Beitràge zur Kenntnis der partiellen und der totalen Refiexion des 



Lichtes an durchsichtigen inaktiven Kristallen. Inaug. Dissert, Gottingen, 1908. 



— Bine allgemeine Methode fur die eindeutige Bestimmung der drei Hauptbrechungsin- 



dizesan einem beliebigen Schnitt eines optisch zweiachsigen Kristalls. 

 L. Duparc e F. Pearce, Traité de tecnique minéralogique et pétrographique. Leipzig, 

 1907, pag. 388-392. 



( a ) Fr. Schwietring, op. cit., parla di un nuovo metodo per la determinazione degli 

 indici principali di un cristallo con una qualunque sezione. L'espressione di Schwietring 

 non mi pare corretta, perchè si tratta effettivamente di una nuova regola per applicare 

 lo stesso principio. 



( 3 ) F. Pockels, op. cit, pag. 133 e 202. 



(*) Fr. Schwietring, op. cit. 



