Kristallographie.   Mineralphysik.   Pseudomorphosen.  -  3  - 
sensiblen  Glimmerblättchens  können  diese  Stellungen  genau  festgelegt  und 
so  die  optischen  Achsenwinkel  genau  gemessen  werden. 
Diese  Methode  eignet  sich  auch  zur  Bestimmung  an  Kristallen  in 
Dünnschliffen,  doch  muß  zuerst  ein  geeigneter  Querschnitt  gesucht  werden. 
Der  Vorteil  liegt  darin,  daß  man  bei  Anwendung  schwacher  Vergrößerung 
den  Schliff  zwischen  Polarisator  und  Objektiv  beliebig  drehen  kann,  was 
bei  konvergentem  Licht  wegen  des  geringen  Zwischenraumes  zwischen 
Kondensor  und  Objektiv  nicht  möglich  ist.  K.  Busz, 
L.  Duparc  und  P.  Pearce :  Über  die  Auslöschungswinkel 
der  Flächen  einer  Zone.  (Zeitschr.  f.  Krist.  42.  p.  34—46.  1906. 
Mit  8  Fig.) 
Die  Verf.  weisen  nach,  daß  die  stereographische  Projektion  sich  sehr 
gut  dazu  eignet,  die  mikroskopischen  Messungen  der  Auslöschungsrichtungen 
graphisch  wiederzugeben.  Z.  B.  gilt  das  einfache  Resultat  bei  der  Wahl 
dieser  Projektionsart,  daß  man  zwei  polarreziproke  Kurven  erhält,  wenn 
man  zunächst  die  eine  Auslöschungsrichtung,  welche  einer  beliebigen  Fläche 
zukommt,  stereographisch  abbildet,  diese  mit  allen  zugehörigen  Auslöschungs- 
richtungen einer  jene  Fläche  enthaltenden  Zone  vereinigt  und  alsdann  die 
auf  der  ersten  senkrechte  Auslöschungsrichtung  der  Ausgangsfläche  mit 
den  zugehörigen  Auslöschungsrichtungen  innerhalb  eben  jener  Zone  zu 
einer  Kurve  vereinigt. 
Auch  analytisch  werden  diese  Kurven  von  den  Verf.  behandelt  und 
für  einige  besonders  wichtige  Spezialfälle  näher  erläutert. 
E.  Sommerfeldt. 
B.  Sommerfeldt :  Eine  Verbesserung  am  Kondensor. 
(Min.  ü.  petr.  Mitt,  24.  1905.  p.  329.) 
E.  Sommerfeldt  schlägt  vor ,  unter  dem  Kondensor  in  geeigneter 
Entfernung  eine  in  Glas  geätzte  Skala  anzubringen,  die  man  zugleich  mit 
den  Interferenzfiguren  scharf  sieht.  Letztere  können  dann  in  vielen  Fällen 
ohne  Anwendung  von  Camera  lucida  und  Zeichenbrett  ausgemessen  werden. 
Max  Bauer. 
Fred  Eugene  Wright:  A  modification  of  the  Lasaulx 
Method  for  Observation  interference  figures  und  er  the 
microscope.   (Amer.  Journ.  of  Science.  22.  p.  19— 20.  1906.  Mit  2  Fig.) 
Verf.  hebt  den  Zeitverlust  beim  Herausnehmen  des  Okulars  aus  dem 
Mikroskoptubus  als  einen  schwachen  Punkt  der  bekannten  v.  LASAULx'schen 
Methode  hervor.  Zur  Besserung  dieses  Umstandes  fügt  Wright  einen 
kleinen  Reflexionsapparat  unter  dem  Okular  ein ,  der  in  einem  Schlitten 
leicht  ein-  und  herausgeschoben  werden  kann.  Bei  eingeschaltetem  Apparat 
werden  die  Strahlen  seitlich  aus  dem  Tubus  heraus  und  dann  neben  diesem 
nach  oben  reflektiert.    Der  Lichtverlust  ist  geringfügig. 
a* 
