— 15 — 



Fisica. — Acumetro telefonico a solenoide neutro Nota di 

 Annibale Stefanini, presentata dal Corrispondente A. Battelli. 



Da molto tempo si è ricorso al telefono per misurare l'acuità uditiva, 

 e si conoscono diversi modelli di acumetro, che si servono dei suoni otte- 

 nuti con tale strumento, così semplice e comodo. Essi dividonsi in due tipi, 

 a seconda che si fanno passare nel telefono le correnti indotte di un piccolo 

 rocchetto Ruhmkorff a slitta, o che si include il telefono stesso direttamente 

 o in derivazione nel circuito di una pila, la cui corrente viene periodica- 

 mente interrotta. 



Negli acumetri del primo tipo varie difficoltà si presentano per una 

 precisa misura dell' intensità del suono. Quelle che dipendono dall' inco- 

 stanza della pila che fornisce la corrente inducente, si potrebbero elimi- 

 nare introducendo nel circuito un reostato e un milliamperometro, e ripor- 

 tando la intensità della corrente sempre allo stesso valore; o anche più 

 semplicemente ricorrendo, dove si può, alla corrente stradale come ha pro- 

 posto Gradenigo ( 2 ), che ha dato agli acumetri di questo tipo la forma vera- 

 mente più pratica e più semplice. 



Ma per poter dedurre da tali acumetri il valore dell'intensità dei suoni 

 corrispondenti alle diverse distanze fra i circuiti inducente ed indotto, vi è 

 la difficoltà che le intensità delle correnti indotte non sono proporzionali a 

 quelle distanze. Occorrerebbe quindi per ogni acumetro una graduazione pre- 

 liminare, che però, per le ragioni che indicherò in seguito, non si può 

 eseguire. 



Fra gli acumetri del secondo tipo, quello di Moure e Bordier ( 3 ), nel 

 quale il telefono è incluso direttamente nel circuito della pila, potrebbe 

 dare resultati esatti ; ma esso presenta l'inconveniente, che coi milliampero- 

 metri ordinari, che non hanno divisioni molto ampie, posson commettersi 

 errori assai notevoli nelle valutazioni dell'intensità del suono, che resultano 

 proporzionali a quelli della corrente. L'acumetro del Grandis ( 4 ) invece, col 

 quale si mandano nel telefono correnti derivate di quelle della pila, presenta 

 l'inconveniente della poca sicurezza dei contatti scorrevoli, e dell'incertezza 

 relativa al modo col quale si ripartiscono le correnti rapidamente alternanti, 



(') Lavoro eseguito nell'Istituto di fisica della E. Università di Pisa, diretto dal 

 prof. A. Battelli. 



( 2 ) Arch. ital. di otologia ecc., XI, pag. 217, 1901. 



( 3 ) H. Bordier, Précis de Phys. biologique, Paris, Doin, 1899. 



( 4 ) Giorn. d. R. Acc. di Medicina, Torino, voi. 64, pag. 801, 1901. 



