— 16 — 



o rapidamente interrotte, fra circuiti derivati che hanno diversa auto- 

 induzione. 



Queste difficoltà non si presenterebbero, ricorrendo alle correnti che un 

 solenoide neutro induce in un circuito con esso concatenato, e delle quali 

 mi son servito in un mio precedente studio sulla misura dell' intensità del 

 suono e del potere uditivo ('); e mi è sembrato quindi opportuno costruire 

 un acumetro che utilizzi tali correnti, le variazioni delle cui intensità si pos- 

 sono rigorosamente calcolare. 



La forma da me adottata è essenzialmente la stessa che mi servì in quelle 

 mie citate ricerche; soltanto, per render comoda la misura dell'acuità, ho dato 

 una diversa disposizione al circuito indotto. 



Costruzione dell'acumetro. 



Circuito inducente. — Il solenoide neutro è formato da due strati di 

 filo di rame isolato, avvolto sopra un anello di legno a sezione circolare. In 

 questo circuito si fa passare la corrente di una piccola batteria di pile (o 

 meglio di piccoli accumulatori) che viene periodicamente interrotta o da un 

 diapason elettromagnetico, o più semplicemente da una molla metallica man- 

 tenuta in vibrazione da una piccola elettrocalamita V (fig. 1) e con quest'ul- 

 tima disposizione, variando la lunghezza della parte vibrante della molla, 

 è facile cambiare l'altezza della nota che si ha al telefono. 



Moltiplicatore. — Nel solenoide neutro si può mandare direttamente la 

 corrente della pila P, la cui intensità si regola con un reostato RR' e si 

 misura col milliamperometro BB', ovvero si posson far passare correnti deri- 

 vate (che sieno frazioni note di quella principale) mediante una serie di 

 resistenze r x , r 2 , r 3 , su ciascuna delle quali si può porre in derivazione il 



solenoide, manovrando opportunamente le leve del moltiplicatore CD MN. 



Come si vede dal disegno, la leva a, che può stabilire o interrompere il con- 

 tatto CD, serve a chiudere e ad aprire il circuito della pila. Se, stabilito il 

 contatto fra C e D, si apre quello fra M e N, tutta la corrente fornita dalla 

 pila passa pel solenoide neutro. Se invece si chiude il contatto MN e si apre 

 una delle leve /? , y o ti , il solenoide inducente si troverà posto in derivazione 

 sul circuito della pila e la resistenza del shunt sarà quella offerta da una 

 delle spirali r L ,r 2 ,r 3 . Queste resistenze sono calcolate in modo, che le inten- 

 sità delle correnti, che passeranno successivamente nel solenoide, sieno rispet- 

 tivamente 74 I) 2 A I' 3 A I, se I è la corrente che fornisce la pila allorché 

 è interrotto il contatto fra M ed N. Per ciò che segue è utile prendere come 

 unità di misura la corrente y 4 I che si ha colla derivazione ?\ , e indicarla 

 con i. Si vede allora che spostando dal relativo contatto una sola delle leve 



(') Ardi. ital. di otolog. ecc., voi. 16, fase. 4 e 5, 1905. 



