1 



— 19 — 



Modo di servirsi dell' acumetro. 



Aggiustarne '/ito. — Le leve del moltiplicatore si dispongono in modo da 

 far passare la corrente i, e la spirale del reostato s'immerge nel tubo 

 fino a che il mercurio arrivi circa alla metà della sua lunghezza. Ciò fatto 

 si mettono in circuito tanti elementi di pila, o piccoli accumulatori, perchè 

 la corrente che percorre il solenoide neutro raggiunga l'intensità di circa 



Fig 3. 



20 milliampères, e si procede a riconoscere se allora con una sola spira 

 indotta nel circuito del telefono si ha il minimo suono percettibile, cioè se si 

 è raggiunta la soglia dell' eccitazione. Conviene, per ciò. includere coll'inse- 

 ritore un certo numero di spire indotte, ad e es. 5, togliendo dai loro con- 

 tatti le leve 1. 2, 2. Se la corrente è troppo debole da non percepire alcun 

 suono allorché si abbassa il tasto T, si immerge di più la spirale di platino 

 del reostato nel mercurio ; se è troppo forte si aumenta invece col reostato 

 la resistenza. Ottenuto di sentire ben distinto il suono — ma non troppo 

 forte — si prova se togliendo successivamente prima 2 spire, poi altre 2 spire 

 indotte, il suono, che va sempre indebolendo, riesce appena percettibile quando 

 resta in circuito una sola spira. Se con una sola spira non si sente nulla, 

 si aumenta l'intensità della corrente immergendo un po' più la spirale del 

 reostato nel mercurio ; se si sente troppo forte, si diminuisce invece l'inten- 

 sità della corrente manovrando in senso opposto il reostato ; ma bisogna però, 

 per abituare l'orecchio a questi suoni deboli, ricominciare sempre da 5 spire 

 e andar poi diminuendo tino ad 1 sola spira. 



Conviene tuttavia che resti sempre fuori del mercurio un po' della spi- 

 rale del reostato, per aver modo di supplire alla eventuale incostanza della 

 pila. Si può, a tale scopo, regolare anche il telefono, con la vite che avvi- 

 cina o allontana il nucleo dalla lamina vibrante. 



