— 20 — 



Ottenuto lo scopo, si legge l'indicazione del milliamperometro e si nota, 

 perchè ogni volta che si usa l'acumetro bisogna accertarsi che l'intensità 

 della corrente inducente ha sempre lo stesso valore. In questo modo si è 

 sicuri che l'intensità del suono reso dal telefono è sempre la stessa, e che 

 quindi quella corrispondente a una sola spira dà sempre la soglia dell'ecci- 

 tazione per l'orecchio che ha servito durante l'aggiustamento. E se tale orec- 

 chio è normale, ogni altro orecchio normale, che abbia la stessa acuità udi- 

 tiva, comincia a percepire il suono per 1 sola spira indotta. 



Questo aggiustamento è un po' laborioso; ma si richiede per tutti gli 

 acumetri, e, del resto, fatto una volta, vale per sempre. 



Dso. — Se per un orecchio ammalato la sensazione distinta del suono 

 comincia soltanto quando coli' inseritore si sono introdotte ad es. 15 spire, 

 vorrà dire che tale orecchio avrà un'acuità Vi 5 della normale. Se cominci era 

 soltanto per 500 spire, l'acuità sarà \/ 500 della normale, ecc. 



Anche per gli orecchi ammalati, anziché aumentare gradatamente il 

 numero delle spire utilizzate, fino a raggiungere l'eccitazione dei centri ner- 

 vosi, conviene oltrepassare tale numero, per abituare l'orecchio al suono reso 

 dal telefono, e poi tornare indietro. 



Se la sordità è un po' grave, e non bastano 500 spire ad ottenere l'ec- 

 citazione, si ricorre al moltiplicatore. Facendo cioè passare nell'inducente la 

 corrente 2i, i numeri dell'inseritore son tutti moltiplicati per 2; ed inclu- 

 dendo allora ad es. 350 spire, si ha col telefono un suono che ha l' inten- 

 sità di quello, che con la corrente i si avrebbe da 700 spire indotte. Usando 

 successivamente i moltiplicatori 3i e 4i si potrà variare l'intensità del suono 

 da 1 a 2000, e giudicare di acuità dalla normale a V2000 normale. 



Per sordità più gravi bisognerebbe avvolgere ancora nuove spirali sul- 

 l'anello; ma ritengo che il limite di 72000 dell'acuità normale (che nella 

 scala di Ostmann corrisponde a V4000000) possa servire nella pratica comune. 



Vantaggi di questo acumetro. 



Come osserva giustamente il Kummel (*), per ottenere indicazioni esatte 

 sull'intensità del suono che si ha dagli acumetri telefonici a induttore cilin- 

 drico, si deve misurare non già la corrente inducente, ma quella indotta che 

 passa pel telefono. Ora la misura delle correnti indotte corrispondenti alla 

 soglia della percezione, per la loro intensità estremamente piccola, è pratica- 

 mente impossibile ; e anche quella delle correnti che corrispondono a suoni 

 discretamente intensi richiede l'uso di elettrodinamometri costosi e di manipo- 

 lazione difficile. 



(') Weber Versuche zur Messung der Horschàrfe mittelst des Telephons; Verh. 

 d. Deuts. otolog. Gesellsch. 1902. 



