— 21 — 



Questo inconveniente è del tutto evitato nel modello di acumetro da me 

 costruito, nel quale basta misurare con un comune milliamperometro la cor- 

 rente inducente. 



Un inconveniente, invece, comune a tutti gli acumetri che funzionano 

 con le correnti interrotte da vibratori, o da molle striscianti su ruote dentate 

 — e quindi anche al mio — è quello che al telefono non si hanno suoni 

 puri, ma suoni mescolati di molti armonici. Si potrebbe però ovviarvi, usando 

 come corrente inducente quella ottenuta con un piccolo alternatore — come 

 suggerisce il Kummel — o con una sirena elettrica del Wien ('). Con tali 

 mezzi, e compensando con opportune capacità l'autoinduzione del circuito se- 

 condario, si possono avere al telefono suoni purissimi ; ma il costo dell'ap- 

 parecchio viene ad aumentare. 



Il vantaggio principale che questo mio modello di acumetro presenta sugli 

 altri, consiste nella sicurezza con la quale si può indicare il rapporto fra 

 le intensità dei suoni resi dalla lamina vibrante del telefono. 



Come hanno dimostrato il Wien ( 2 ) -e il Shaw ( 3 ), e come già ho ac- 

 cennato nel mio studio sopra citato l'ampiezza di oscillazione della la- 

 mina telefonica, entro i limiti in cui si adopra questo acumetro, è propor- 

 zionale all'intensità della corrente che passa nell'elettrocalamita del telefono. 



Ora, avendo usato come circuito inducente un solenoide neutro senza 

 ferro, viene eliminata la difficoltà che resulta dall'azione smagnetizzante delle 

 estremità nei rocchetti cilindrici usati negli altri acumetri ; e si ottiene così 

 che l'intensità della corrente indotta nel circuito concatenato col solenoide 

 neutro sia rigorosamente proporzionale al numero delle spire utilizzate. Ma 

 l'intensità del suono reso dal telefono, come ho dimostrato nel mio precedente 

 studio (loc. cit.) è proporzionale all'ampiezza dell'oscillazione che compie la 

 lastra telefonica ; dunque tale intensità sarà sempre proporzionale al numero 

 delle spire che l'inseritore introduce nel circuito del telefono. 



Cogl'induttori cilindrici, invece, non è possibile avere indicazioni sicure 

 sull'intensità del suono. Infatti, misurando le correnti indotte con un elet- 

 trodinamometro Bellati, ho potuto costatare che la loro intensità non varia 

 proporzionalmente alla distanza fra induttore e indotto. 



E nemmeno è possibile graduare tali acumetri, perchè ho riconosciuto che 

 non si può assegnare a qual numero di spire indotte del mio acumetro cor- 

 rispondano le diverse distanze fra inducente e indotto di un rocchetto a slitta. 

 Disponendo i due circuiti inducenti in uno stesso circuito col vibratore e i 

 due indotti in opposizione col telefono, ho difatti osservato che per un certo 



(!) Drude's Ann. 4, pag. 425, 1901. 



( 2 ) Pfluger's Arch. f. die ges. Physiol., voi. 97, pag. 1, 1903. 



( 3 ) Phil. Mag. (5), voi. 50, pag. 537, 1900. 



( 4 ) Arch. ital. d'otolog. voi. 16, fase. 4 e 5, 1905. 



