— 22 — 



numero di spire si può anche ottenere il silenzio ; ma questo non si ha più 

 se cambia l'intensità della corrente, o cambia il numero delle spire. Tutto 

 ciò dipende dall'azione smagnetizzante delle estremità, allorché nell'indotto 

 cilindrico non vi è ferro ; e, se vi è il ferro, anche dall'isteresi e dalla man- 

 canza di proporzionalità fra la magnetizzazione del ferro e la forza magne- 

 tizzante. 



Col modello da me costruito invece, per ottenere risultati identici da 

 due esemplari dell'acumetro, basta che il solenoide primario sia in ambedue 



10 stesso, tanto per dimensioni che per numero di spire per unità di lun- 

 ghezza, e che i telefoni adoperati sieno parimente identici. Allora, per una 

 stessa intensità della corrente inducente si può esser sicuri di avere la stessa 

 intensità del suono da uno stesso numero di spire indotte. 



La difficoltà di avere resultati confrontabili risiede quindi unicamente nel 

 telefono. Ma non è difficile ovviarvi se si adoprano telefoni di una medesima 

 fabbrica e se il costruttore dell'acumetro li regola tutti in modo che pel suo 

 orecchio dieno tutti il suono corrispondente alla soglia dell' eccitazione per 

 1 sola spira indotta e per la medesima intensità della corrente inducente. 



Questo si rende necessario quando si vogliano fare misure assolute o si 

 vogliano confrontare i resultati ottenuti da sperimentatori diversi. Se invece 

 l'acumetro si adopera per riferire l'acuità dell'ammalato a quella del medico 

 — ritenuta normale — come si fa adesso in tutte le cliniche — l'aggiusta- 

 mento del telefono eseguito come ho indicato sopra è sufficiente. 



Quando si voglia far servire l'acumetro a misure assolute è da avvertire 

 però che la soglia della percezione ha valori diversi alle diverse età; e che 

 quindi converrebbe determinarla per individui di udito normale e di età 

 diverse, e riferirsi per ciascuna età a quella cosi determinata. 



Il dott. I. Tommasi di Lucca, che adopera da qualche tempo questo 

 mio acumetro, ha in corso delle ricerche in proposito. 



Questo mio acumetro si presta ancora ottimamente alle ricerche sulla 

 validità del principio di Weber per le sensazioni sonore, perchè con esso è 

 possibile misurare esattamente di quanto occorre far crescere l'intensità del- 

 l'eccitazione, perchè si abbia un aumento percettibile nella sensazione. Ho 

 già iniziato delle esperienze in proposito, sopra individui con udito normale 

 e anormale. 



È utile frattanto tener presente quel principio di Weber, quando si ado- 

 pra l'acumetro; perchè altrimenti si potrebbe dubitare che i resultati che 

 esso fornisce non fossero esatti. Ad es., se si comincia ad ascoltare il suono 

 che si ha con la corrente i e con 200 spire indotte, e tenendo sempre chiuso 



11 tasto T stringendone la vite che serve da impugnatura, si fa passare suc- 

 cessivamente la corrente ai valori 2i, Si e 4i, si avverte che l'intensità del 

 suono dapprima raddoppia, ma poi gli aumenti successivi sono appena per- 

 cettibili. Invece, se si ritorna sempre al valore iniziale della corrente, si rico- 



