— 30 — 



All'ebanite mediante tre viti di registro, è raccomandato il fondo della 

 campana esterna immobile e al bordo inferiore di questa, si avvita la cam- 

 pana interna fìssa essa pure. Mediante una ghiera di ottone G provvista di 

 impanatura al tappo di ebanite si avvita in modo da chiudere ermetica- 

 mente la provetta P. 



Al raccordo b si innesta una canna metallica che alla sommità reca un 

 dispositivo semplicissimo come dimostra la fig. 2, col quale a mezzo di un 

 magnete permanente torto a ferro di cavallo e munito di contrappeso si può 

 spostare dalla posizione di riposo la piccola puleggia p. 



Nella gola di questa puleggia passa un filo di seta quasi privo di tor- 

 sione e che si avvolge inferiormente ad un'altra puleggia p situata all'estre- 

 mità di un'asticina di ottone per modo da costituire una sospensione bifi- 

 lare. L'asticina lunga cm. 23 è munita di uno specchietto per poter far le 

 letture relative allo smorzamento, porta all'altra estremità un raccordo al quale 

 si avvitano or l'una or l'altra delle campane mobili di cui sopra si è parlato 

 e passa liberamente nel canale a della trasversa (fig. 1). 



Sul ringrosso c di questa è masticiato con cera una canna di vetro, 

 chiusa all'estremità superiore in modo da chiudere ermeticamente l'appa- 

 recchio. 



Alla ghiera di ottone di cui è munita la canna, va unita come mostra 

 la fig. 3 una croce di tubo di vetro; e mediante tre rubinetti si può far 

 comunicare l' interno dell'apparecchio, sia con una macchina pneumatica, sia 

 col manometro m, sia attraverso una batteria di purificatori e disseccatori 

 col serbatoio contenente il gas da cimentare. La provetta p è immersa in 

 un bagno tenuto agitato per rendere uniforme la temperatura. Il bagno è a 

 sua volta contenuto in un recipiente di vetro a doppia parete nel quale si 

 versa il refrigerante. 



P 



Fig. 2. 



Fig 3. 



