— 585 — 



Mineralogia. — Apparecchio per la separazione meccanica 

 dei minerali. Nota dell' ing. Enrico Clerici, presentata dal Socio 

 G. Struver. 



L'apparecchio che ora propongo rammenta, in parte, l'idea costruttiva 

 degli apparecchi Smeeth-Diller e Penfìeld; ma può servire tanto per separa- 

 zioni semplici, quanto per quelle a ripetizione, sia con liquidi pesanti otte- 

 nuti per soluzione, come con liquidi ottenuti per fusione e specialmente con 

 quelle sostanze che, riscaldate, passano gradatamente dallo stato di soluzione 

 a quello di fusione. 



È tutto di vetro, e si compone di tre parti staccate A, B e C. La 

 prima A è formata da una boccetta a provvista di collo b, internamente 

 smerigliato, che si prolunga con una larga espansione od imbuto cilindrico c. 

 La seconda B è costituita da un pezzo cilindrico d, aperto ad ambedue le 

 estremità, di cui quella inferiore e è smerigliata entro e fuori ed un po' 

 ristretta e conformata in modo da potersi inserire esattamente nel collo b. 

 La terza C è formata da un tappo cavo f, provvisto di una piccola aper- 

 tura g in basso e prolungato superiormente in un cannello aperto h, che 

 serve da manico: inserita nel pezzo B ne chiude l'estremità inferiore e. 



L'apparecchio può essere costruito di diverse grandezze e la capacità è 

 scelta in relazione alla quantità di materiale che si presume di dover trat- 



Rendicontt. 1905, Voi. XIV, 2° Sem. 74 



