— 613 — 



Chimica — Nuovo metodo per determinare il carbonio e 

 l'idrogeno nelle sostanze organiche a mezzo dell'incandescenza 

 elettrica (') . Nota II di Oreste Carrasco e Giuseppe Plancher, 

 presentata dal Socio Gr. Ciamician. 



Un anno fa abbiamo consegnato all'Accademia ( 2 ) un plico suggellato 

 contenente una Nota di uno di noi (Carrasco) che porta presso a poco il 

 titolo della presente. 



In questi giorni abbiamo domandato all'Accademia l'apertura del plico 

 e la pubblicazione della Nota, che finora avevamo tenuta segreta, pendendo 

 intorno al relativo metodo ed apparecchio delle trattative commerciali ( 3 ). 



Il metodo è rimasto nel suo principio e diremo così nella sostanza, 

 inalterato; però due anni di uso ci hanno consigliato alcune utili modifica- 

 zioni che rendono l'apparecchio più solido e l'uso del medesimo affatto ge- 

 nerale per tutte le sostanze organiche. E coll'aggiunta di attrezzi appro- 

 priati lo rendono pratico per tutti i laboratori anche privati ed industriali 

 che siano forniti dell'energia elettrica anche in quantità limitata, oppure la 

 derivino dalle condutture pubbliche per uso di illuminazione e per forze 

 meccaniche. L'apparecchio quale ora sarà posto in commercio ( 4 ), consta di 

 un tubo col relativo apparecchio di elettrocombustione, fissato con pinza 

 sopra un sostegno speciale metallico, munito di serrafili, di un piccolo reo- 

 stata a corsoio e della conduttura per l'ossigeno ; va unito qualora, come 

 diremo, la sostanza lo richieda, con un tubo a perossido di piombo (fig. 3) 

 contenuto in una stufetta di rame ed amianto scaldata con lampada: ciò 

 che si vede nel prospetto generale (fig. 1). A questi apparecchi vanno uniti 

 i tubi di assorbimento per l'acqua e l'anidride carbonica sorretti da apposito 

 sostegno. 



La quantità di corrente necessaria è di 3 \ a 4 ampère con una ten- 

 sione di 20 volta circa. 



Il tubo di combustione è stato mantenuto identico a quello già descritto. 

 L'apparecchio di elettrocombustione si adatta al tubo mediante un tappo ad 

 un foro di ottimo caucciù o preferibilmente di sughero. Esso (fig. 2) consta 



(*) Lavoro eseguito nel Laboratorio di Chimica agraria della R. Università di Bologna. 



( 2 ) Questi Rendiconti. Voi. VII, 2° serri., 1898, pag. 215. 



( 3 ) Nel frattempo H. N. Morse e L. S. Taylor hanno pubblicato un metodo che si 

 assomiglia alquanto al nostro. Chem. Cent. Blatt., 1905, II, 509. 



(*) È in vendita presso le « Vereinigte Fabriken tur Laboratoriumsbedarf », Chaus- 

 see-Strasse 3, Berlin N. 



