— 682 — 



per poter con più facilità ritrovare sulle zone dei sismografi la loro registra- 

 zione, talora così insignificante da passare inosservata. Convinto di ciò, ha 

 pensato di costruire un sismoscopio, destinato esclusivamente ai terremoti lon- 

 tanissimi; e siccome l'esperienza ha provato che i pendoli orizzontali, benin- 

 teso dotati di sufficiente sensibilità, sono in special modo adatti a registrarli, 

 così la mia scelta è caduta su quest'ultimi ('). 



Però, pensando che la delicatezza di questo sismoscopio avrebbe dovuto 

 sorpassare di molto quella dei sismografi (nei quali s' ha da fare con gli ine- 

 vitabili attriti delle leve moltiplicatrici e quelli della registrazione mecca- 

 nica, sia pure a nerofumo) così ho cercato d'accrescerla notevolmente accop- 

 piando due pendoli orizzontali, dei quali uno avesse una massa grandissima 

 e l'altro piccolissima, e che quest'ultimo servisse a moltiplicare notevolmente, 

 e senza attriti apprezzabili, i movimenti del primo ( 2 ). Il nuovo strumento, 

 rappresentato dalla figura, si trova già in esperimento da più di un anno 

 all'Osservatorio di Rocca di Papa, e precisamente sospeso alla colonna cen- 

 trale (del diametro di metri 1 ! / 2 ) del pilastro sismico il quale ha un dia- 

 metro di metri 5 ed è fondato direttamente sulla lava. 



Il primo pendolo orizzontale ha una massa di 200 kg. di forma cilin- 

 drica e composta di 12 mezzi dischi di piombo, tenuti insieme da due ro- 

 busti cerchi di ferro e tre chiavarde C. La massa M è attraversata da una 

 sbarra triangolare d'acciaio e che sporge dalle due parti, ed è ivi sostenuta 

 dalla grossa fascia di ferro ricurva A, in modo che i punti d'attacco funzio- 

 nino come la sospensione d'una bilancia, e che lo spigolo inferiore della 

 sbarra e corrisponda un po' al di sopra del centro di gravità della massa. 

 Infine, la fascia A è sostenuta pel suo punto di mezzo, e per l'intermediario 

 d'una specie d'arganetto G , da una verga di ferro F la quale pende da un 

 sostegno di ferro S , fissato alla sommità della colonna. E poiché la verga F , 

 tanto per il suo notevole diametro (d'altronde indispensabile) quanto per la 

 sua lunghezza relativamente tenue (c. 4 metri) non sarebbe stata troppo fles- 



( 1 ) Già fin dal 1895 il Grablovitz aveva costruito una coppia di pendoli orizzontali 

 ad allarme elettrico ; ma la loro sensibilità era limitata ed affatto insufficiente per i ter- 

 remoti lontani più o meno lievi. (Boll, della Soc. Sism. Ital., voi. I. pag. 12, e voi. II 

 pag. 47). 



( 2 ) All'accoppiamento di due pendoli orizzontali pensò già lo Stiattesi nel 1902 

 (Spoglio delle Osservazioni Sismiche daW agosto 1901 al 31 luglio 1902, pag. 11. — 

 Boll. Sismogr. dell'Osserv. di Quarto-Castello, ecc., Mugello, 1902); ma la disposizione da 

 lui adottata è affatto diversa dalla nostra. Infatti, egli fece uso d'un colossale pendolo 

 orizzontale rigido, sospeso a due punte e senza massa. Al posto di quest'ultima si trovava 

 una terza punta, alla quale era agganciato un altro pendolo consimile, gravato d'un peso 

 di 500 kg. e con la punta inferiore fissa al suolo. Ma riuscì difficile e quasi impossibile 

 di mettere in equilibrio questo sistema composto oscillante. 



