-2- 



Mineralogie. 



V. Goldschmidt und Fr. E. Wright: Ein Projektions- 

 transporteur. (Zeitschr. f. Kiist. 45. 1908. p. 569—572. Mit 

 6 Textfig.) [Siehe das vorhergebende Ref.] 



Der vorliegende Apparat , der ausführlich beschrieben nnd durch 

 Abbildungen erläutert wird, besteht aus einem geteilten Halbkreis und 

 einem fest damit verbundenen, mit zwei Skalen, einer stereographischen 

 und einer gnomonischen, versehenen Lineal, das einen Schieber mit zwei 

 diesen beiden Skalen entsprechenden Marken trägt. Dazu kommt ein 

 Zeichenbrett und einige Nebenapparate. Das Instrument dient . zur Her- 

 stellung von gnomonischen und stereographischen Projektionsbildern aus 

 deu durch zweikreisige Messung erhaltenen Positionswinkeln o und vt). 

 Es ist besonders da nützlich, wo es sich um die Auftragung sehr vieler 

 Punkte handelt , so bei Lichtzügen von krummen Flächen , Akzessorien, 

 Ätzfiguren und Lösungskörpern, desgleichen bei Viellingen und anderen 

 komplizierten Gebilden. Die Art und Weise der Anwendung wird ein- 

 gehend beschrieben. Max Bauer. 



V. Goldschmidt: Kristallmodellierapparat 1908. (Zeitschr. 

 f. Krist. 45. 1908. p. 573-576. Mit 5 Textfig.) 



Das ausführlich beschriebene, in Zeichnungen dargestellte Instrument 

 ist eine Verbesserung und Fortbildung des früher von dem Verf. 

 konstruierten Apparates. Die Verbesserungen gestatten folgende neue 

 Anwendungen: 1. Anschneiden von Flächen der unteren (am Apparat 

 hinteren) Kristallhälfte. 2. Andrehen eines Fußes, auf dem das Modell 

 orientiert sitzt. 3. Anschneiden einspringender Winkel. Für jede einzelne 

 dieser Anwendungen wird das Verfahren beschrieben und endlich mit- 

 geteilt, wie der Gips nach Fertigstellung des Modells am besten gehärtet 

 oder mit Farben angelegt werden kann. Max Bauer. 



H. L. Bowman: An attachment to the goniometer for 

 use in the measurement of crystals with com p lex face s. 

 (Min. Mag. 15. p. 177—179. London 1908. Mit 1 Textfig.) 



Die Flächen vieler Kristalle liefern im Goniometer infolge von 

 Wachstumserscheinungen etc. oft eine große Menge von Reflexen, welche 

 eine zuverlässige Messung unmöglich machen. Um bei solchen Fällen 

 doch zu brauchbaren Resultaten zu gelangen, empfiehlt Verf. einen von 

 ihm konstruierten Apparat, der sich auf dem Goniometer anschrauben und 

 in der jeweilig gewünschten Weise justieren läßt. Das Wesentliche daran 

 ist ein Diaphragma aus dünnem Metallblech, das zwischen Kollimator und 

 Kristall eingesetzt wird, und in welches mit einer Nadel feine Löcher von 

 für deu einzelnen Fall zweckmäßiger Größe gebohrt werden. Auf diese 

 Weise kann man leicht beliebig kleine Teile einer Kristaüfiäche belichten 

 und den Reflex für Messungen benutzen. K. Busz. 



