— 239 — 



Fisica. — Dispositivi per produrre correnti di altissima ten- 

 sione e di senso costante atte all'alimentatone dei tubi per raggi X. 

 Nota I di 0. M. Corbino e G. 0. Trabacghi, presentata dal Socio 

 P. Blaserna (0. 



Le nuove esigenze della radiologia hanno condotto in pochi anni a im- 

 portanti perfezionamenti dei dispositivi elettrici destinati alla riproduzione 

 delle scariche che alimentano i tubi a raggi X. In generale questi perfezio- 

 namenti hanno lasciato immulato il vecchio motodo di creare per mezzo dei 

 fenomeni induttivi la corrente di alta tensione che serve pel tubo; si fa 

 quindi uso essenzialmente del rocchetto o del trasformatore, dei quali appa- 

 recchi si è potuto aumentare la potenza quasi illimitatamente. 



Ogni ulteriore aumento di potenza sembra non necessario tìnchè non si 

 sia trovato un tipo di tubo capace di resistere a potenze maggiori delle 

 attuali. Ma se gli apparecchi esistenti non lasciano nulla a desiderare rispetto 

 alla regolarità di funzionamento e alla quantità di energia eregobile dal 

 secondario, non può dirsi lo stesso circa la loro adattabilità ai diversi usi 

 della radiologia, per i quali occorrono grandi disponibilità di energia elet- 

 trica, ma di qualità diiferenti. 



Così il classico rocchetto di Ruhmkorff con interruttore al primario, 

 specialmente con i nuovi tipi di interruttori rotativi a mercurio e a gas, 

 costituisce l'apparecchio ideale per la produzione di scariche di alta tensione 

 e mediocre intensità, quali occorrono nella eccitazione dei tubi durissimi per 

 radioterapia profonda. L' adozione del motore sincrono per l' interruttore dà 

 all'apparecchio la possibilità di funzionare bene per questo scopo, anche con 

 correnti alternate, le più diffuse ormai nelle reti urbane di distribuzione. 



Ma il rocchetto con interruttore al primario, per ragioni che sono state 

 esaurientemente illustrate da nostre ricerche speciali, per se stesso è incapace 

 di fornire le grandissime intensità di corrente secondaria quali son richieste 

 della moderna radiografìa rapida. Servono assai meglio a questo scopo, quando 

 si dispone di corrente alternata, i trasformatori di tensione nei quali la 

 corrente secondaria deriva dalle naturali variazioni lente sinusoidali dalla 

 corrente primaria, anziché dalla rottura brusca di questa. La necessità di 

 utilizzare nel secondario solo la semi onda di senso utile per il tubo vien 

 soddisfatta senza inconvenienti con l'uso dei selettori di onda rotanti al sin- 

 cronismo. Ma quando si volle rendere adatti gli stessi apparecchi per l'ecci- 

 tazione dei tubi durissimi, che richiedono cioè una molto alta differenza di 



(^) Pervenuta all'Accademia il 9 ottobre 1916. 



