— 240 — 



potenziale, e si credette di raggiungere lo scopo con l'accrescere eccessiva- 

 mente il coefficiente di trasformazione del trasformatore, il tentativo non 

 ebbe esito molto felice, nonostante quel che si va affermando dagli in- 

 ventori e dai costruttori. Sta in fatto che l'eccitazione ad altissima tensione 

 di questi apparecchi a trasformatore richiede che tutta la tensione primaria 

 agisca sulle spire del primario ridotte al minor numero possibile per elevare 

 il coefficiente di moltiplicazione. In queste circostanze nessun freno o rego- 

 lazione seria è possibile per la energia che il secondario fornisce al tubo : 

 e le minime variazioni nella tensione stradale, o nello stato interno di du- 

 rezza del tubo determinano oscillazioni violente e saltuarie nel carico di 

 questo, con non lievi pericoli. Questi inconvenienti sono ben noti ai radio- 

 logi, i quali hanno potuto constatare che il migliore impianto a trasforma- 

 tore non riesce a sostituire, nella radioterapia profonda, il funzionamento 

 tranquillo, sicuro e perfettamente graduabile del più modeste rocchetto a 

 interruttore. 



Si sentiva quindi il bisogno di un apparecchio che, mentre permettesse 

 la produzione delle grandi correnti secondarie, senza onde inverse, ottenibili 

 coi trasformatori muniti di buoni selettori di onde al secondario, conservasse 

 le qualità del rocchetto, di fornire cioè anche la scarica disruttiva di altis- 

 sima tensione e di intensità facilmente moderabile, tale in ogni caso da non 

 compromettere anche per false manovre l'esistenza dei preziosi tubi per radio- 

 terapia. 



È questo lo scopo che si ritiene di avere felicemente raggiunto con gli 

 apparecchi che passiamo a descrivere, i quali permettono inoltre l'utilizza- 

 zione diretta delle correnti alternate, o delle correnti continue, senza bisogno 

 di trasformazione con gli ingombranti gruppi motore-dinamo, e forniscono 

 correnti secondarie di qualunque intensità e tensione di senso assolutamente 

 costante, senza bisogno di valvole. 



Apparecchio per correnti alternate. 



L'apparecchio risulta da un ordinario rocchetto di Euhmkorff, opportu- 

 namente calcolato, da un interruttore rotativo a mercurio e a gas mosso da 

 un motore sincrono a quattro poli, e da uno speciale selettore-commutatore 

 sull'alta tensione trascinato dallo stesso motore sul medesimo albero. 



L'interruttore consta di una pentola a chiusura ermetica (che si riempie 

 nel solito modo di gas illuminante) nella quale sono disposte quattro lamine 

 lungo una superficie cilindrica. Un getto diametrale di mercurio lanciato 

 dalla rotazione mette periodicamente in contatto due lamine contrapposte. 

 Con ciò la corrente viene periodicamente chiusa e interrotta a intervalli eguali 

 di mezzo periodo, e, poiché la corrente usata è alternativa, a ogni rottura 

 segue, come si vede dallo schema della fig. 1, una chiusura di corrente 

 opposta che tende a magnetizzare il nucleo in senso contrario al precedente. 



