— 241 — 



La corrente che traversa il primario del rocchetto assume perciò, al- 

 l' incirca, la forma della figura 2. Se la si considera non nel solo istante A 

 della rottura, ma nello intero tempo A B che comprende la rottura e parte 

 della chiusura consecutiva {che avviene in senso opposto) si riconosce facil- 

 mente che la forza elettromotrice indotta nel secondario è durante il tempo AB 

 di senso costante, e precisamente elevatissima al primo istante (rottura) e 

 ancora elevata nella chiusura seguente. 



Viene utilizzata la corrente secondaria in tutto questo intervallo, con 

 che si ottiene, nel tubo, una corrente che sale bruscamente al suo valore 

 massimo durante la rottura, prosegue (durante la pausa H , C al primario) 

 sfruttando la decrescente magnetizzazione del ferro, e continua nel tratto C B 

 sempre nel medesimo senso, utilizzando la fase di chiusura e sfruttando con 

 ciò la sorgente di energia, mentre questa provvede per suo conto a magne- 

 tizzare in senso inverso il nucleo. 



La successiva rottura, che ha luogo in E , e la chiusura che la segue 

 in G riprodurrà nel secondario qualitativamente il medesimo processo, ma 

 il senso della corrente indotta sarà invertito, poiché in E si interrompe una 

 corrente opposta alla prima interrotta in A. 



Ma se con un artificio opportuno durante il tempo B E, nel quale la 

 forza elettromotrice secondaria è trascurabile, si invertono le comunicazioni 

 fra i poli del rocchetto e i capi del tubo, anche la nuova corrente indotta 

 traverserà questo nel senso giusto. Occorre perciò che le comunicazioni tra 

 il rocchetto e il tubo siano invertite a ogni mezzo periodo, e che l'istante 

 della commutazione sia opportunamente scelto, cioè in un punto degli inter- 

 valli analoghi a B E. 



Provvede a questo scopo il nuovo selettore commutatore del secondario 

 che permette di ottenere con la minima velocità delle parti rotanti la mag- 

 giore distanza tra i capi del rocchetto e tra quelli del tubo, in modo da 

 impedire che la scarica avvenga direttamente nel selettore, anziché seguire 

 la via del tubo. 



Esso è costituito (fig. 3) da un telaio TT' che sostiene in ER' e V V 

 quattro archi metallici di ampiezza conveniente e aventi i bordi arrotondati. 

 Gli archi RR' sono collegati al rocchetto, gli archi V V al circuito di utiliz- 

 zazione. 



Fio, 1. 



Fig. 2. 



RENDICONTI. 1916, Voi. XXV, 2" Sem. 



33 



