- 243 — 



in tal caso i due tubi A e B saranno alternativamente alimentati da cor- 

 renti unilaterali per ciascuno di essi. 



Ciò potrà servire per fare due applicazioni di raggi contemporaneamente, 

 0 per la visione diretta radiostereoscopica per mezzo dell'apparecchino Tra- 

 bacchi (^). 



La graduazione della corrente secondaria è ottenuta con un reostato, 

 come anche con la immersione più o meno profonda di due lamine dell'in- 

 terruttore, aventi forma triangolare, cosicché viene mutato il tempo durante 

 il quale esse sono lambite dal getto di mercurio e quindi il tempo di chiu- 

 sura della corrente primaria. 



La fase più conveniente della rottura viene trovata una volta per tutte 

 spostando opportunamente lo statore del motorino, essendo il getto di mercurio 

 rilegato al rotore. 



E poiché questo, trattandosi di un motore a quattro poli, può entrare 

 in sincronismo per quattro posizioni ortogonali, delle quali a due corrisponde 

 una corrente secondaria in un certo senso, e a due una corrente opposta, 

 un commutatore opportuno disposto sul circuito primario e comandato da un 

 opportuno apparecchio di segnalazione o di blocco fa sì che la corrente tra- 

 versi il tubo sempre nel giusto senso (*). 



* 



Con l'apparecchio sopra descritto, utilizzandosi la rottura brusca della 

 corrente primaria e la susseguente chiteura di una corrente opposta, si pos- 

 sono raggiungere correnti secondarie estremamente elevate. Con il rocchetto 

 calcolato appositamente (in base al fatto che le correnti di chiusura non 

 sono più nocive, come in tutti gli apparecchi esistenti, ma utilizzate nel 

 senso buono) si possono ottenere oltre cento milli ampère in un tubo normale 

 da radiografia, cosicché è possibile la radiografia istantanea o a brevissima 

 posa di qualunque parte del corpo. 



Ma poiché si ha ancora da fare con un vero e proprio rocchetto a in- 

 terruttore sul primario, l'alimentazione dei tubi durissimi per radioterapia 

 profonda si esegue con la migliore regolarità e facilità, a qualunque regime, 

 senza violentare per nulla l'apparecchio e anzi lavorando con quasi tutta la 

 resistenza del reostato e una corrente primaria piccolissima. 



(') Ved. Nitovo Cimento, voi. XI, 1° sera., pag. 212. 

 {') Brevetto 28 agosto 1916. 



