— 276 — 



permette di ridurre a metà il numero delle interruzioni; dispone in serie i- 

 due avvolgimenti del primario, e inserisce il condensatore ai poli della in- 

 terruzione, con che si ritorna al dispositivo classico (rocchetto e interruttore 

 rotativo), per l' alimentazione dei tubi duri. La manovra già descritta 

 serve per adattare il selettore alle nuove condizioni, facendogli assumere la 

 sola funzione di eliminare le correnti inverse di chiusura. Le correnti se- 

 condarie così ottenute hanno una tensione altissima, atta al funzionamento 

 di qualunque tubo da radioterapia; e mentre sono graduabili con grande 

 finezza e regolarità, non possono mai raggiungere valori dannosi, anche se il, 

 tubo per qualunque causa diminuisse troppo di resistenza. 



Appareccliio per correnti trifasi. 



In tutti gli impianti radiologici finora esistenti, le reti urbane, quasi 

 sempre disposte per distribuire energia sotto forma di correnti trifasi, ven- 

 gono sfruttate per una fase sola, poiché gli apparecchi per produzione di 

 raggi sono esclusivamente per corrente alternata semplice. Ciò crea talvolta 

 delle difficoltà con le Società che distribuiscono energia elettrica, le quali 

 si preoccupano giustamente degli squilibri nella rete in seguito alle saltuarie 

 e rilevanti eiogazioni di energia su una sola fase. 



Per ovviare a questo inconveniente è stato ideato e costruito un appa- 

 recchio speciale che permette la utilizzazione diretta delle tre fasi, e che è 

 perciò capace di fornire correnti secondarie abbastanza intense assorbendo 

 correnti primarie di piccola entità e uniformemente distribuite sui tre cavi 

 della presa. 



In questo apparecchio vengono utilizzate solo le correnti di apertura, 

 con un selettore rotante estremamente semplice, che elimina del tutto le 

 nocive correnti indotte di chiusura. La potenza dell'apparecchio è' alquanto 

 minore di quella dell'altro per correnti alternate semplici sopra descritto; 

 in un tubo normale da radiografìe si raggiungono infatti solo da 30 a 40 

 milliampère. Questa intensità è ritenuta da tutti i radiologi come largamente 

 bastevole alla radiografia intensiva e rapidissima, e perciò l'apparecchio può 

 in molti casi, per gli altri suoi vantaggi, essere preferito anche a quello 

 più potente per correnti alternate. E poiché esso fornisce un'energia al se- 

 condario paragonabile a quella che si ottiene dagli altri apparecchi prima 

 esistenti per correnti alternate semplici, la sua superiorità su questi ultimi 

 è indiscutibile, in quanto che essendo egualmente adatto agli usi della ra- 

 diografia, conserva le qualità del rocchetto a interruttore per i tubi duri, 

 cioè per la radioterapia profonda. Per questo scopo, poi, presenta, come ve- 

 dremo, la possibilità di alimentare indipendentemente fino a tre tubi. 



Per semplicità descriveremo solo la disposizione per il caso, che è il 

 più frequente, in cui si abbiano a disposizione sulla rete stradale correnti- 



