278 



All'arresto delle onde di cJiiusura si può provvedere, o col solito arti- 

 ficio delle valvole, o meglio ancora con il particolare selettore (fig. 8) che 

 passiamo a descrivere. 



Esso è costituito da sei palline disposte ai vertici di uq esagono iscritto 

 in un cerchio orizzontale e sostenute da colonnine verticali isolanti. 11 centro 

 di questo cerchio trovasi sull'asse di rotazione del motore, che si prolunga 

 in alto con un albero isolante, il quale porta un'asticina metallica orizzontale, 

 diretta secondo un diametro del detto cerchio e che nella rotazione pone 

 periodicamente in contatto, attraverso a una scintilla, due palline qualunque 

 contrapposte. 



Le connessioni sono disposte come nella figura: un polo del secondario 

 del rocchetto è connesso permanentemente a un polo del circuito di utiliz- 



zazione, per esempio a un estremo del tubo per raggi X. L'altro estremo 

 del rocchetto è rilegato alle palline R, R, R, fra loro connesse; e l'altro 

 estremo del tubo alle palline T, T, T, anch'esse rilegate tra loro. 



La posizione del cerchio rispetto all'asticella girevole mm è regolata 

 una volta per tutte in modo che l'asticella sia in presenza di due palline 

 contrapposte qualunque al momento della rottura. La connessione fra il tubo 

 e il rocchetto sarà quindi soppressa nell' intervallo fra una rottura e una 

 successiva, cioè nel periodo nocivo dell'onda di chiusura. 



Le connessioni degli archi R e T fra loro e coi poli del rocchetto e del 

 circuito utilizzatore, possono essere fatte come nella figura 8 che è sempli- 

 cemente schematica. 



Quando per la terapia profonda occorresse, per la contemporanea appli- 

 cazione di raggi a più pazienti, alimentare insieme tre tubi, è possibile fare 

 le connessioni come nella fig. 9. 



I tre interruttori (fig. 7) inseriti nei tre cavi che fanno capo alle fasi 

 permettono di eliminarne una qualunque, anche durante il funzionamento, 

 reudendo così indipendenti i tre tubi, senza alcuna manovra sul selettore. 



La soppressione di una o di due delle fasi può essere fatta, e riuscire 

 comoda, anche quando il tubo in funzione è uno solo e ciò tanto nei lavori 

 di radioterapia che in quelli di radioscopia. 



Fig. 8. 



