— 453 — 



che pei- i diversi tubi esso varia un po' dall'uno all'altro, ma per uno stesso 

 tubo si mantiene sensibilmente costante al variare della durezza. Difatti, 

 ripetendo l'esperienza con parecchi tubi, si è visto che al variare della 

 durezza, in uno stesso tubo, la retta inclinata si sposta, mantenendosi all' in- 

 circa parallela a se stessa. 



In tutti i casi da me osservati la curva della salita coincide quasi 

 esattamente con quella del ritorno; risultato importante perchè è contrario 

 a quanto pareva accertato da osservazioni anteriori, secondo le quali il tubo, 

 dopo l'adescamento, presenterebbe una resistenza minore. Questi risultati 

 possono considerarsi validi per tutti i tipi di tubi ordinari per raggi X che 

 sono adesso in commercio, entro ampi limiti di durezza e per intensità di 

 corrente che raggiungono i dieci milliampère-medi. Non fu creduto oppor- 

 tuno di sperimentare con intensità più elevate, le quali, negli apparecchi 

 esistenti, si ottengono col prolungare la durata della corrente più che con 

 l'accrescerne l'intensità massima; e perciò il campo di variazione della inten- 

 sità e della differenza di potenziale non ne risulta ampliato in misura 

 sensibile. 



Le ricerche si stanno ora estendendo a un tubo Coolidge. In una pros- 

 sima Nota saranno riprodotte le fotografìe delle caratteristiche ottenute per 

 i varii tubi e saranno dati i valori numerici corrispondenti a ciascun foto- 

 gramma. 



Compio un gradito dovere terminando questo mio scritto col porgere 

 vivi ringraziamenti al prof. Gerbino per i suggerimenti e i consigli coi quali 

 ha voluto guidarmi in questa ricerca. 



fisica. — Suir impiego radiografico del cromometro di Benoist 

 per la misura del potere penetrante dei raggi X ('). Nota di 

 Gr. C. Trabacchi, presentata dal Socio P. Blaserna. 



Avendo avuto occasione di eseguire numerose radiografie di un radio- 

 croraometro di Benoist, ho potuto fare questa notevole osservazione: lì grado 

 di durezza letto nel radiogramma, risulta in ogni caso più elevato di 

 quello che si pud apprezzare ad occhio sullo schermo fluorescente. 



La spiegazione di questo fatto singolare, che può aver condotto a curiosi 

 equivoci per l'uso invalso presso vari osservatori (^) di apprezzare il potere 



(') Lavoro eseguito nell'Istituto Fisico della R. Università di Roma. 



C) Qualcuno, come Davey (Phys. Rev., voi. IV, ser. 2% 1914) se ne serve sistema- 

 ticamente, desumendo anzi dal grado radiocromomeirico la tensione ai poli del tubo; 

 Voltz (Phys. Zeit. 16, 306 aug. 1915) critica l'uso del metodo credendo di riscontrare 

 delle anomalie confrontando i risultati dei radiogrammi con le misure di tensione efi. ai 

 poli del tubo. — Salomonsoii {Phys. Zeit., 16, 389 nov. 1915) dissente completamente dal- 

 l'opinione di Voltz e ritiene che per gli scopi medici il metodo sia raccomandabile. 



