Kristallographie. Mineralphysik. Mineralchemie. - 161 - 



starrung normal als Einsprenglinge und Grundmasse verfestigt. Unter- 

 kühlung als allgemeine Ursache der porphyrischen Struktur anzunehmen 

 (mit Vogt) ist nicht nötig und wurde auch beim Studium einer Metall- 

 mischung (Blei- Wismut) nicht bestätigt gefunden. H. E. Boeke. 



Fred Eugene Wright: On the measurement of extinction 

 angles in the thin section. (Amer. Journ. of Sc. 26. p. 349—390. 1908.) 



Das Problem, die Lage der Auslöschungsrichtungen in einer dünnen 

 Kristallplatte genau zu messen , erfährt vom Verf. in der vorliegenden 

 Abhandlung zunächst eine theoretische Behandlung, um an der Hand ein- 

 facher Formeln die verschiedenen, bislang üblichen Methoden und ferner 

 einschlägige, von ihm selbst neu erdachte Untersuchungsarten auf ihre 

 Genauigkeit prüfen zu können. Dabei kommt Wright unter anderem ins- 

 besondere zur Forderung, daß die entsprechende Apparatur am Mikroskop 

 eine gewisse Variabilität des optischen Hilfsmittels gestatten soll, um mit 

 demselben Apparat möglichst vielen Fällen gerecht zu werden , wie sie 

 z. B. durch wechselnde Empfindlichkeit des Auges, durch verschieden hohe 

 Polarisationstöne , durch die im speziellen angewandte Lichtsorte u. a. 

 gegeben sind. 



Es interessieren hier natürlich die Methoden am meisten, die nach 

 Meinung des Verf.'s am besten solche weitgehende Anforderungen erfüllen. 

 In der Hinsicht erscheint vor allem praktisch die von Wright konstruierte 

 Doppelquarzkeil platte. Sie wurde für den Verf. von Dr. Steeg und 

 Reuter in Homburg v. d. H. hergestellt (Preis 100 Mk.). Bei diesem 

 Hilfsapparat sind zwei gleichdicke, senkrecht zur Achse c geschliffene 

 Quarzplatten bestimmter Dicke, von denen die eine rechtsdrehend, die 

 andere linksdrehend ist und die seitlich aneinander gekittet sind, mit je 

 einem Quarzkeil derart verbunden, daß die beiden ersterwähnten Quarz- 

 platten von entgegengesetzt drehenden Quarzkeilen überlagert sind. Die 

 Richtung der Achsen c sind bei der zweiteiligen Quarzplatte und dem 

 zweiteiligen darüber lagernden Quarzkeil parallel. In jeder Hälfte der 

 Kombination liegen also übereinander Quarzplatte und Quarzkeil entgegen- 

 gesetzter Drehung. Entsprechend wird dort, wo die übereinanderliegenden 

 Platten und Keile gleiche Dicke haben, die Drehung = 0. Schiebt man, 

 von dieser Nullinie aus gerechnet, den Apparat in das Instrument mehr 

 hinein oder zieht man ihn mehr heraus, so wächst der Winkel der Drehung, 

 und zwar im positiven und im negativen Sinne auf den durch die Teilungs- 

 linie getrennten Hälften des Gesichtsfeldes. Nur in der genauen Aus- 

 löschungslage der Kristallplatte erscheinen die Hälften gleich. Durch Hin- 

 und Herschieben des Hilfsapparats kann man die unter den obwaltenden 

 Umständen günstigste Stelle aussuchen, derart, daß auch bei ganz kleinen 

 Abweichungen der Kristallplatte von der Auslöschungslage der Unterschied 

 in den beiden Hälften noch sehr deutlich ist. Weiterhin macht Verf. auf 

 eine anscheinend bislang nicht ausgeübte einfache Methode der Prüfung, 

 ob genaue Auslöschung erreicht ist. aufmerksam. Während man für ge- 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1909. Bd. II. 1 



