-162- 



Mineralogie. 



wohnlich die Kristallplatte auf Auslöschungslage derart prüft, daß man 

 sie ein wenig nach rechts und links dreht, um zu beobachten, daß in 

 beiderlei Sinne Erhellung Platz greift, kann man die Kristallplatte in 

 ihrer noch genauer zu prüfenden Auslöschungslage auch ruhen lassen und 

 einen Nicol um ein paar Grad nach rechts und links drehen. Im Falle der 

 Kristall sich wirklich in Auslöschungslage befindet, hat er gleichzeitig mit 

 dem Untergründe sein Maximum der Dunkelheit und zeigt mit ihm das- 

 selbe Anwachsen der Helligkeit. Ist der Kristall jedoch nicht in der 

 genannten Auslöschungslage, sondern um einen kleinen -j- Winkel, wie |°, 

 davon entfernt , so erscheint er , bei einer Drehung des Nicols um -\- 2° 

 aus seiner Normalstellung, heller als das Feld, und umgekehrt bei einer 

 Drehung des Nicols um — 2° aus der Normalstellung dunkler als das Feld. 

 Diese Methode erfordert gar keinen Hilfsapparat. Man kann durch An- 

 wendung des oben erwähnten WRiGHT'schen Quarzapparats diese Methode 

 noch auf doppelte Empfindlichkeit bringen. 



Ganz ähnlich wie der Doppelquarzplattenkeil wirkt nach Wright ein 

 von ihm konstruiertes Doppelnicol-Okular. Da er aber selbst den Keil- 

 apparat vorzieht, so sei auf dies neue Okular nicht weiter eingegangen. 



Verf. gibt im Anschluß an die Erörterung der Bestimmung von Aus- 

 löschungsrichtungen Ratschläge bezüglich der rechtwinkeligen Ausrichtung 

 der Nicolhauptschnitte und der Parallelstellung der Fadenkreuzarme im 

 Okular zu den Schwingungsrichtungen der gekreuzten Nicols. Er empfiehlt 

 auch für diese bei exakten Arbeiten natürlich genauestens auszuführenden 

 Justierungen des Mikroskops den von ihm konstruierten Doppelquarz- 

 plattenkeil. Um die Nicols zu kreuzen, entfernt er aus dem Mikroskop 

 alle Linsensysteme , also Kondensorlinsen , Objektiv und Okular und be- 

 leuchtet mit streng parallelem Licht. Den WRiGHT'schen Plattenkeil in 

 Metallfassung legt er auf den Mikroskoptisch und kann nun leicht die 

 gekreuzte Stellung der Nicols kontrollieren. Um dann das Fadenkreuz zu 

 orientieren, benutzt Wright einen künstlichen Quarzzwilling, der plan- 

 oder keilförmig dünn geschliffen ist. Ein solches Präparat wird leicht aus 

 einer Quarzplatte parallel c dadurch erhalten, daß man eine 4 — 6° von c 

 abweichende Kantenfläche anschleift und poliert, die Platte dann senkrecht 

 zu dieser Fläche halbiert und die Hälften zwillingsmäßig mit Balsam zu- 

 sammenkittet. Wie die von Sommerfeldt vorgeschlagene Gipszwilling- 

 platte wird der Quarzzwilling auf dem Mikroskoptisch bei gekreuzten 

 Nicols gedreht, bis die beiden Hälften gleich erscheinen. Die Trennungslinie 

 der beiden Quarzteile fixiert die Richtung eines Armes vom Fadenkreuz. 



Schließlich schlägt Wright noch eine Vorrichtung vor zum Halten 

 kleiner Kristalle zwecks Messung von Auslöschungsrichtungen in einer 

 Zone bezw. zur direkten Messung des Winkels der optischen Achsen. 

 Der Apparat besteht aus einer Bodenplatte, einem vertikalen, geteilten 

 Kreis, einer Zentrierplatte, einem Universalball , sowie einem Träger für 

 den Kristall. Letzterer liegt in der Höhlung einer plankonkaven Linse 

 in passender Umhüllungsflüssigkeit. Die Linse wird von einem seitlichen 

 Träger des kleinen Apparats gehalten. F. Rinne. 



