— 55 — 



di temperatura To — Tk fra centro e periferia. Eccitato il campo, nei due 

 sensi, si leggeva alla scala la deviazione dovuta al fenomeno termomagne- 

 tico. In ultimo si rideterminava, a campo nullo, la differenza To — Tr . 



La doppia valutazione dell'effetto, col campo nei due sensi, si faceva 

 per poter discriminare il fenomeno termomagnetico da qualsiasi altro di na- 

 tura termoelettrica, derivante da eventuali dissimmetrie nel disco; giacché, 

 mentre il fenomeno Gerbino è proporzionale al quadrato del campo, e quindi 

 non si inverte alla sua inversione, qualunque effetto di origine termoelettrica, 

 essendo proporzionale al campo, s' inverte con osso. 



Le esperienze si facevano durare circa 15 minuti per permettere al disco 

 di raggiungere lo stato di regime termico. Usando la lampada Zeiss, le oscil- 

 lazioni inevitabili di To e Tr non superavano il 3 % • 



3. Misura della coppia. — Per la misura della coppia M, le devia- 

 zioni osservate si confrontavano con quelle prodotte da determinate rotazioni 

 del capo superiore del filo. A tale scopo si ricercò, a disco freddo e con 

 campi di varia intensità, quale rotazione ^ occorreva produrre sul capo su- 

 periore del filo, per originare nel disco lo stesso spostamento angolare, osser- 

 vato per il fenomeno termomagnetico. Così facendo, non occorre conoscere il 

 valore della energica coppia antagonista dovuta al diamagnetismo, la quale 

 potrebbe anche non esser costante nelle diverse posizioni del disco. Il valore 

 assoluto della coppia torcente c, dovuta alla rotazione di 1 grado della testa 

 del filo, fu determinato col metodo di oscillazione, sostituendo al disco una 

 sfera di momento d' inerzia conosciuto. Per il filo d'ottone adoperato ottenni, 

 prendendo come unità d'angolo il grado, 



c = 1 ,05 dine-centimetro. 



4. Misura della differensa di temperatura fra centro e periferia. — 

 Per misurare la differenza di temperatura Tq — Tr si fece uso della coppia 

 termoelettrica Rame-Bismuto del disco, saldando, uno al centro e uno alla 

 periferia, due filini di rame che potevano venir messi in comunicazione con 

 un galvanometro Hartmann-Braun. Per la taratura di questa coppia Rame- 

 Bismuto fu necessario ricorrere ad una coppia ausiliaria Rame-Argentana; 

 questa, i cui filini avevano la lunghezza complessiva di 60 cm e un dia- 

 metro di 0,1 mm, fu tarata a parte, creando differenze note di temperatura 

 alle saldature e leggendo le corrispondenti deviazioni al galvanometro. 



Per passare alla taratura della coppia Rame-Bismuto, si fece uso della 

 disposizione schematicamente rappresentata nella figura qui retro, B è il disco 

 di Bismuto cui son saldati i filini A A' di argentana ed R R' di Rame. 

 Le due saldature 1 1' delle coppie AR. A'R' si facevano pescare separa- 

 tamente in recipienti pieni d'acqua, alla temperatura dell'ambiente, control- 

 lata con opportuni termometri. 



