777 



der cylindrische Theil hat 15 Mm. Länge bei 9 Mm. Durch- 

 messer; in seinen Hintertheil ist ein Messingzapfen eingedrängt, 

 durch dessen Centrum der Faden des Pendeis geführt ist; auf 

 diese Weise ist man versichert, die Spitze des Lothes in der 

 Lothlinie zu haben. Aufgehängt ist das Pendel an einem 

 Galgen in der Art, dass sich die Fadenlänge, die etwa 

 4 Dm. beträgt, corrigiren (justiren) lässt, indem der Faden auf 

 eine Winde gezogen ist; das Centriren des Lothes ist dadurch 

 ermöglicht , dass der Faden durch ein Loch einer horizontal 

 liegenden Messing - Platte geführt ist, welche durch Gesteil- 

 schrauben seitlich verschoben werden kann. Der Galgen des 

 Lothes ist mit einem horizontalen Brette (B in Fig. I.), wel- 

 ches den Trichter trägt, in solcher Weise (durch A in Fig. I.) 

 verbunden, dass sich der ganze Apparat an der Wand be- 

 festigen lässt. Das Wandbret (A) hat am unteren Ende auf 

 beiden Seiten, ähnlich wie eine Pendule, Gestellschrauben (von 

 denen eine, a, in Fig. I. aufgenommen ist), die sich in die 

 Hinterwand einbohren ; sie sollen ein Pendeln des Apparates 

 verhindern und dienen auch dazu, um das Loth im Rohen zu 

 centriren. 



Der Apparat lässt sich nun weiter vervollständigen, so 

 dass die Bewegung des Lothes ,auch eine in entsprechender 

 Weise mit ihm verbundene Uhr zum Stehen bringt. Anfäng- 

 lich hatte ich denn den Apparat auch in dieser Art ergänzt, 

 Zweckmässigkeits - Rücksichten haben mich jedoch bewogen, 

 den Plan umzuändern und für den Seismo - Ch ro n o graphen 

 ein besonderes Pendel zu wählen; so zerfällt mein Apparat in 

 Wahrheit in zwei, die aber beide Pendel-Apparate sind. Die 

 Beschreibung des Seismo-Chronographen folgt weiter unten. 



Bei Aufstellung des vorbeschriebenen Apparates empfiehlt 

 es sich, zunächst dem Trichter die Ring- Platte zu verbinden 

 und, wozu allerdings etwas geschickte Finger gehören, der 

 Ring - Platte das System concentrischer und in Sectoren zer- 

 schnittener Ringe in entsprechender Orientirung aufzusetzen; 

 darnach ist das Loth zu justiren und zu centriren. Man thut 

 am Besten, ihm nicht sofort die ganze Länge zu geben, son- 

 dern es erst zur Ruhe kommen zu lassen, wenn die Spitze des 

 Pendelgewichts noch oberhalb der getheilten Ringe schwebt. 

 Durch entsprechendes Anziehen der Gestellschrauben kann es 

 dann centrirt und schliesslich mit Hilfe der kleinen Winde in 

 seiner Länge so justirt werden, dass seine Spitze ungefähr 

 2 Mm. über der Ringplatte befindlich ist und in das Centrum 

 des innersten getheilten Kreises hineingreift. 



Bei längerer Ruhe des Apparates ist von Zeit zu Zeit 

 immer eine Controle nöthig, welche sich vorzugsweise auf 



