779 



das ausschlagende Loth da nur den innersten Ring traf, der 

 mittlere Ring also erst bei einem späteren, stärkeren Stosse 

 getroffen wurde: im letzteren Falle werden im untersten cylin- 

 drischen Trichtertheile zwei (resp. 4 i. a. F.) einander dia- 

 gonal entsprechende Sectoren in entsprechender Reihenfolge 

 liegen oder auch noch ein dritter dazu, falls sich die Richtung 

 der Erschütterungs-Stösse änderte (bei mehrfacher Aenderung 

 der Richtung wenig intensiver Stösse entsprechend noch mehr 

 Sectoren). — Der äusserste Sectoren -Ring, dessen Sectoren 

 vom Lothe über den Trichter-Rand hinausgeschleudert werden, 

 kann nur Kunde geben von der Richtung und Stärke der 

 erschütternden Stösse , nicht im gegebenen Falle von der 

 Reihenfolge verschiedener Stösse. 



In solcher Weise verzeichnet dieser Pendel - Seismograph 

 die Richtung und Stärke, im günstigen Falle sogar die 

 Reihenfolge mehrerer Stösse bei Erd-Erschütterungen. 



Der von mir construirte Seisnio - Chronograph lässt sich 

 an jeder Pendel-Uhr 1 ) anbringen; zu seiner Veranschaulichung 

 sollen Fig. III. und IV. auf Taf. XXII. dienen. 



Am Uhr-Pendel befestige ich unterhalb der Pendelscheibe 

 (P) und noch oberhalb der letztere tragenden Schraubenmutter 

 einen Doppel -Faden von Seide und führe dann diesen Faden 

 hinter der Pendelscheibe zu einer Oese oder einem Haken von 

 Messingdraht , der in der Ruhelinie des Uhrpendels und noch 

 oberhalb des Scheiben -Niveaus an der Hinterwand des Uhr- 

 kastens, resp. wo letzterer fehlt, an einem an der Wand be- 

 festigten Brette angebracht ist. Die Länge dieses Doppel- 

 Fadens a b muss dem Uhr-Pendel gerade den ruhigen, normalen 

 Ausschlag erlauben und folgt der Doppel -Faden den Pendel- 

 Schwingungen. Bei b tritt er von oben in die Oese ein und 

 ist von da abwärts geführt, der Symmetrie wegen in der 

 Mittellinie der Pendelschwingungen nach c; vielleicht zweck- 

 mässiger wäre es, ihn seitwärts nach m zu führen. Zwischen 

 a und c ist der Doppel - Faden in seiner grössten Länge ver- 

 deckt 2 ), um das gegenseitige Reiben der Fadenstrecken bc und 



J ) Am Geeignetsten sind wohl Pendulen dazu; da ich aber nicht 

 im Besitz einer Pendule bin, habe ich den Apparat an einer einfachen, 

 Schwarzwälder -ähnlichen Wanduhr angebracht; die dabei empfundenen 

 Missstände sind der Art, dass sie voraussichtlich bei Pendulen nicht 

 eintreten : sie haben nämlich ihren Grund in dem ganz geringen Ge- 

 wichte der Uhr -Pendelscheibe, in Folge dessen die Federkraft des an- 

 geknüpften Seidenfadens die Uhr anfangs oft zum Stehen bringt und 

 das Gewicht desselben ein „Vorgehen" der Uhr um täglich mehr als 

 1 Stunde bedingt. Letzterer Missstand ist sofort zu beseitigen, ersterer 

 aber verliert sich erst nach einiger Zeit. 



2 ) An meinem Apparate, wo ein besonderes Brett die Hinterwand des 

 Uhrkastens vertritt, habe ich, wie in der Zeichnung angedeutet, diese 



