di circa 10 litri Kegnaulfc ha trovata la differenza di circa 0,05 e 3 , nel qual 

 caso, a meno di qualche errore costante, si ha 



dv n = 1 

 t'o 200000 ' 



« In tali misere di volume per esser sicuri che l'acqua distillata abbia 

 assunta esattamente la temperatura del ghiaccio, giova l'osservare l'anda- 

 mento della colonna d'acqua in un tubicino che sormonta il pallone. Tal 

 tubo deve potersi chiudere con tappo smerigliato, per impedire l'evapora- 

 zione dell'acqua durante tutto il tempo che precede la pesata, e deve avere 

 un rigonfiamento per contenere l'eccesso di acqua in seguito alla dilata- 

 zione di questa quando venga portata alla temperatura ambiente. 



« Si può temere una causa di errore nella deformazione del pallone 

 per effetto della pressione dell'acqua contenuta, come pure per la pressione 

 che si esercita colla mano all'istante della chiusura del rubinetto ; ma può 

 essere evitata tenendo immerso il pallone nell'acqua stessa. 



« La pressione atmosferica diversa dalla normale può anche alterare 

 la densità dell'acqua distillata, ma in sì tenue misura che nel caso più sfa- 

 vorevole di una oscillazione di 40 mm nella pressione, l'errore nella deter- 

 minazione del volume non ammonterebbe a 0,035 c 3 per un pallone di 10 litri. 



« È poi preferibile di riempire il pallone con acqua distillata a tem- 

 peratura ordinaria, praticandovi il vuoto il meglio possibile e facendovi 

 penetrare dell'acqua ben priva d'aria mediante ebollizione sotto una piccola 

 pressione. Questa cautela, ed in generale l'impedimento di grandi cambia- 

 menti di temperatura nel pallone, sono necessari per esser tranquilli su 

 qualsiasi possibile variazione di capacità paragonabile allo spostamento dello 

 zero nei termometri. 



Delle pesate del p illane pieno di gas. — La quantità P' — P risul- 

 tando in generale abbastanza piccola, deve effettuarsi ciascuna pesata del 

 pallone colla massima precisione. Nelle esperienze di Kegnaulfc la bilancia non 

 permetteva di apprezzare più di g. 0,0005; e per l'aria essendo P' — P = g. 12,5 

 circa, l'errore relativo poteva ascendere a 



dY dV 1 _ 



p'_ p — p^Tp — 25000 ' 



sicché nella peggiore ipotesi che questi due errori si sommassero, poteva 

 il risultato finale essere affetto da un errore di } ■ proveniente dalla 

 sola limitata sensibilità della bilancia. Per l'idrogeno tale errore può salire 

 anche ad y^qq ' P ero °§'S* s * può contare su di una maggior precisione nelle 



pesate, specialmente se si adotti il sistema di dedurre la frazione del mil- 

 ligrammo osservando le oscillazioni del giogo mediante specchio e can- 

 nocchiale. 



