— 109 — 



cui è costituito l'inviluppo, ed N il rapporto di V al volume solido del 

 medesimo. 



« Nel caso di Regnault, risultando il pallone di 10 litri di capacità 

 si ricaverebbe 



Q = 1,20 c 3 



nell'ipotesi di H=:0 e Hi — 1, e che lo spessore delle pareti fosse di 2 mm . 

 Se in realtà avesse luogo tanta deformazione nel pallone, ne risulterebbe 

 all'incirca altrettanta diminuzione di volume esterno, e quindi un aumento 

 di peso del pallone di circa g. 0,0015. 



Della misura dello pressioni a cui si racchiude il gas nel pallone. — 

 La differenza Et — H' nella (1) ammonta prèsso a poco a 760 mm ; e poiebè a 

 giudizio dello stesso Regnault il massimo limite di esattezza nella misura 

 delle pressioni è di 0 mn1 ,l si avrà 



dR dR' 1 



H — H' H — H' ~~ 7600 ' 

 ed ammettendo il caso più sfavorevole che i due errori si aggiungano, per 



questa sola causa il risultato finale può essere incerto di ^ . 



« Oggi che le pompe a mercurio hanno fatto dei progressi considerevoli, 

 il Jolly ha avuta la felice idea di eliminare totalmente l'incertezza prove- 

 niente dalla misura della minor pressione H', spingendo il vuoto nel pal- 

 lone fino ad una frazione trascurabile di millimetro da poter ritenere H' = 0. 

 Resta sempre però l'incertezza nella misura della pressione barometrica H, 

 la quale sola, prescindendo da tutte le altre cause di errore di sopra enume- 

 rate, impedisce la determinazione della densità di qualsiasi gas a più 



T —L 

 1 ÌOOOO"' 



« Il Wild (') ha passate in rassegna le diverse correzioni da aversi 

 presenti nella lettura di un barometro normale, precisando quale deve essere 

 il grado di esattezza con cui debbono essere effettuate perchè possa essere 

 garantito 0 mm ,01 nella pressione. Ma secondo Regnault ( 2 ) non si potrà mai 

 sperare di raggiungere questo limite per il solo fatto « que la pression 

 « atmosphérique varie incessamment ; mais cette variation n'est accusée 

 « immédiatement par le baromètre, le plus souvent que par de changements 

 « de forme du ménisque, et les variations de hauteur n'ont pas lieu d'une 

 « manière continue, mais plutot par saccades ». Nè basta, a giudizio dell'illustre 

 fisico, scuotere il barometro innanzi la lettura. 



« Però in misure di estrema precisione sarebbe vantaggioso di soppri- 

 mere addirittura molte correzioni sempre incerte, portando direttamente 



(') Carl's, Eeperfc. IV; 129 (1878). 



( 5 ) Mémoires de l'Acid, etc. t. XXf; 70. 



