— Ili — 



Fisica. — Determinazione della densità dell'aria. Nota del 

 dott. Giovanni Agamennone, presentata dal Socio Blaserna. 



« Prendiamo la nota forinola per la determinazione della densità % di 

 un gas a 0° ed alla pressione normale 



__ F — P K 



x ~ ■ v 0 'h— ir' 



dove P e P' sono i pesi numerati necessari per stabilire l'equilibrio, quando 

 il pallone contenga il gas alle pressioni rispettive H ed H' : v 0 la capacità 

 a 0° del pallone e K 1' altezza barometrica corrispondente alla pressione 

 normale nella località ove si esperimenta. In una Nota precedente (') ho 

 fatto vedere che gli errori più dannosi al risultato finale sono dovuti alle 

 misure di peso e di -pressione. Per attenuare la loro influenza per una de- 

 terminata capacità del pallone, viene spontanea l' idea di rendere i valori 

 P' — P ed H — H' più grandi che sia possibile, racchiudendo una volta il 

 gas ad una pressione debolissima, e la seconda volta ad una pressione mag- 

 giore di quella atmosferica. Però in tal caso all' errore di lettura del baro- 

 metro può aggiungersi quello dovuto al manometro, e quindi per rispetto 

 alla pressione maggiore H bisogna bene esaminare se realmente diminuisca 

 l'errore relativo proveniente da questa misura. 



« Io ho intrapreso nell' Istituto Fisico della r. Università di Roma 

 alcune esperienze per vedere se tal meto ìo possa condurre a buoni risul- 

 tati ; ed a tale scopo ho effettuato due serie di misure sulla densità dell'aria 

 atmosferica, essendo questo un gas che si può avere facilmente puro quando 

 lo si faccia passare attraverso sostanze capaci di spogliarlo del vapore acqueo 

 e degli altri gas estranei. 



« Nella prima serie ho assunto per H la stessa pressione atmosferica 

 data dal barometro, come si fa ordinariamente ; nella seconda serie , pur 

 seguendo il metodo di Regnault, H ammontava a circa due atmosfere, limite 

 che ho creduto di non sorpassare avuto riguardo alla resistenza del pallone 

 di vetro da me adoperato. 



Uguaglianza dei volumi esterni dei palloni adoperati. — Questi 

 erano di vetro, di forma cilindrica e della capacità di circa litri 2, 2. Fu- 

 rono ridotti ad avere presso a poco ugual volume esterno, tagliando da uno 

 di essi una parte di collo previamente calcolata : poscia l' uno fu chiuso 

 ermeticamente, e l'altro munito di rubinetto. Compiute queste operazioni 

 ho costatato la differenza dei loro volumi esterni ponendoli successivamente 

 a galleggiare nell'acqua distillata e dando loro identica zavorra. Nella parte 

 superiore un medesimo piattello era destinato a ricevere i pesi numerati 



(') Vedi a pag. 105. 

 Rendiconti — Vol. I. 



15 



