« Dal suddetto specchio si vede come l'ultimo minimo declinometrico 

 avvenne nel dicembre 1878, anno nel qnale si verificò il numero minimo 

 di gruppi di macchie, sebbene sia nel marzo 1879 che il sole non ne pre- 

 sentò alcuno, anno nel quale, però, il numero dei gruppi fu superiore a 

 quello del precedente. 



« L'ultimo maximum della serie magnetica coincide col maggio del 1884 

 e il correlativo dei gruppi di macchie nel precedente febbraio; è però dimo- 

 strato dall'esame di ambo le serie che l'energia solare e magnetica dal- 

 l'agosto 1883 al maggio successivo andò generalmente aumentando cosicché 

 l'epoca del vero maximum deve ricercarsi nell'intervallo dei suddetti nove 

 mesi: solamente dal giugno 1884 in poi queste energie vanno lentamente 

 ma sensibilmente diminuendo, segnando così al principio del secondo semestre 

 l'origine della serie dei minimi di macchie e declinometrici : le amplitudini 

 delle variazioni del gennaio T885 confermano ed accentuano il periodo suddetto. 



« Ritenendo però che le osservazioni solari sono possibili solamente 

 allorquando l'atmosfera è serena e trasparente e che si danno — e non di 

 rado — sequele di giorni nei quali' l'astro è inesplorato e che pertanto le 

 apprezzazioni del numero delle macchie — anche colle più razionali compen- 

 sazioni — sfuggono sia nel loro insieme che nella loro ragione, mentre 

 invece le osservazioni magnetiche si fanno quotidiane e regolarmente e 

 sempre sotto l' influenza magnetica solare per la quale 1' atmosfera può 

 ritenersi ognora più o meno diafana, si può presumere che le epoche dei 

 massimi e dei minimi di macchie solari — in mancanza di osservazioni 

 dirette — possano con molta ragionevolezza argomentarsi . dalle indicazioni 

 fornite dal magnete di declinazione ». 



Fisica. — Sopra un metodo per la calibrazione elettrica di 

 un filo metallico. (*) Nota del dott. M. Ascoli, presentata dal Socio 



P. Blaserna. 



« Nelle misure di precisione, non si può mai ammettere a priori, nem- 

 meno per approssimazione, che la lunghezza e la resistenza di un filo con- 

 duttore stieno in rapporto costante. Perciò ritengo non inutile esporre un 

 metodo di calibrazione che ho posto in pratica con buon esito, e che credo 

 presenti, rispetto ad altri proposti ( 2 ), notevoli vantaggi per la sua facile 

 applicazione, la quale non richiede nessuno strumento, oltre al ponte del 

 quale il filo fa parte, e nessuna misura accessoria, nemmeno approssimata. 



(') Questo studio fu eseguito nel laboratorio di fisica tecnica della r. Scuola di appli- 

 cazione per gli ingegneri in Koma. 



( 2 ) G. A. Maggi, La Natura voi. Ili, 1879, p.423. Stroual e Barus,Wied.ann.X, 326, 1880. 

 Giese , "Wied. ann. XI, 443, 1880. — Cfr. anche l'opuscolo della casa Siemens e Halske, 

 Réproduciion de l'unite de rtsistvnct a mercure. Berlin, 1883, 



