— 198 — 



La calibrazione si eseguisce rapidamente, ed il filo si adopera sempre nello 

 stesso modo come nelle misure cui dev' essere applicato. 



1. « Il metodo ed il modo di metterlo in pratica si comprendono 

 facilmente dalle figure 1 e 2. La fig. 1 rappresenta schematicamente il 



ponte, nel quale ab è il filo 

 da calibrare. All'estremo a, tra 

 i punti a ed a' è aggiunta una 

 resistenza p , che non occorre 

 sia nota, ma deve essere pic- 

 cola rispetto alla a b ; i punti 

 b e V sono congiunti mediante 

 , q> ~ un filo f di resistenza trascu- 



rabile. Per un determinato valore del rapporto tra Da' e Db', quando il 

 galvanometro Gr si mantiene a zero, il corsojo occupa una posizione C; te- 

 nuto conto di questa, scambiamo tra loro p ed f ; il corsojo prenderà una 

 nuova posizione C ; e la resistenza del segmento CO' sarà uguale a p , 

 qualunque sia il rapporto tra Da' e Db' (') e quindi qualunque sia la posi- 

 zione del punto C, purché il detto rapporto abbia lo stesso valore nelle due 

 determinazioni. Perciò, variando in modo qualuuque quel rapporto, si potranno 

 determinare lungo ab, tanti tratti di uguale resistenza (p) , come si ri- 

 chiede per la calibrazione. Il metodo di calcolo, esposto in seguito, non 

 richiede nessuna cura particolare per stabilire la posizione relativa da darsi 

 agli estremi dei successivi segmenti di ugual resistenza. 



2. « Le esperienze si eseguiscono in modo molto semplice, operando 

 le trasposizioni necessarie per mezzo di due commutatori K e K' (fig. 2) a 



vaschette di mercurio. 11 filo 

 da graduare è x y, le altre let- 

 tere corrispondono a quelle del- 

 la fig. 1. I commutatori possono 

 assumere 4 disposizioni diverse 

 due delle quali sono indicate 

 nella figura colle linee conti- 

 nue e colle punteggiate ; col 

 passare dalla prima alla secon- 

 da, le resistenze p ed/ vengono 

 scambiate tra loro, cioè la p, 

 che era tra b e b\ vien portata tra a ed a. Colle altre due la p passerebbe 



(') Infatti, siano r, x, y le resistènze CC, Ca, Cb- q sia il rapporto tra Da' e Db' ; 

 nei due casi si ha : 



i + ? x-h-r ., x -^ii ■ 

 = q cioè — 



donde 



y y — r-t- ? 



X-i-lJ-i-p 



y — r^A.p 



r--=p 



