— 465 — 



dall'analizzatore, hanno fornito il modo di calcolare per le varie incidenze 

 le costanti introdotte dalla teoria, e cioè il rapporto degli assi delle vibra- 

 zioni elittiche in cui si suppone decomporsi la vibrazione incidente, il rap- 

 porto delle ampiezze delle medesime, e la loro differenza di fase. 



Ho pure studiato in modo più completo la speciale dispersione che ha 

 luogo nella riflessione sul polo d'una calamita. Come annunciai nella citata 

 Memoria, e come riconobbe il Kundt ('), ho trovato che questa dispersione 

 è anormale, vale a dire che gli effetti diminuiscono al crescere della ri- 

 frangibilità della luce adoperata. 



« L'esposizione dettagliata delle mie nuove ricerche, di cui qui non ho 

 dato che un hreve ed incompleto cenno, sarà fatta in una Memoria che mi 

 pregierò inviare a questa R. Accademia nel venturo anno accademico ». 



Fisica. — Sopra le correzioni di calibrazione. Notai, del dott. 

 M. Ascoli, presentata dal Socio P. Blaserna. 



1. « Nella Nota: Sopra un metodo per la calibrazione elettrica di 

 un filo metallico, presentata nella seduta del 1° marzo 1885 ( 5 ), ho dato 

 un metodo grafico per ricavare le correzioni di calibrazione dai risultati delle 

 esperienze. In questo metodo, che vale anche per la calibrazione dei ter- 

 mometri, si costruisce una curva avente l'equazione 



_ dR 

 y~ dx 



dove R è la resistenza del tratto x di filo; la possiamo chiamare curva 

 differenziale. Perciò si prende, in luogo della derivata nel punto 



d'ascissa ce, il suo valore approssimato — — dove è ^-^t_£? =a » c i oe 



x % — a?i 2 



X\ — x — h 



Xi — x + h 



ed Ri, R 2 sono le resistenze corrispondenti ai punti di ascisse x u %i- Così 

 si commette un errore tanto più vicino a zero quanto più il filo è vicino 

 alla perfetta omogeneità; in ogni caso però l'errore si può ridurre piccolo 

 quanto si vuole prendendo abbastanza piccola la resistenza di confronto (o, 

 nei termometri, la colonnina di mercurio), col che si diminuisce la lun- 

 ghezza dell'intervallo 2h. Tuttavia non conviene spingere troppo oltre la 

 diminuzione per non aumentare gli errori relativi di osservazione. Si ag- 

 giunge la circostanza che l'errore in questione non ha carattere di errore 



(') Wied. Ann. 1884 ri. IO. 



( ! ) In una Memoria del sig. F.de Nerville [Le bureau d'étaloniiemunt dus resìstances élec- 

 triques) pubblicata negli Ànnales télégrapbiques 1884, è esposto un metodo di calibrazione 

 adottato dal sig. Benoit e fondato sul medesimo principio enunciato nel § 1 della mia Nota. 

 Il fascicolo degli Annales ci giunse dopo la presentazione della mia Nota. 



Rendiconti — Vol I. 61 



