— 476 — 



ed è tale l'avidità dell'anidride fosforica per l'acqua che non può supporsi 

 ne sia passata quantità apprezzabile seuza venire assorbita. E noto che il 

 cloruro di calcio non è sufficiente per assorbire completamente il vapore 

 acqueo. Da una serie di esperienze fatte con quattro tubi a solo cloruro di 

 calcio mi sono convinto che quando il vapore acqueo è arrivato alla pres- 

 sione di circa l mm passa senza venire assorbito per quanto sia lento l'efflusso 

 dell'aria, come risulta dai valori che riporto nella seguente tabella: 



Igrometro chimico 

 a solo cloruro di calcio 



Igrometro ad appan- 

 namento di Chistoni 



Igrometro chimico 

 a solo cloruro di calcio 



Igrometro ad appan- 

 namento di Chistoni 



IDI. 6,23 



mm. 7,05 



mm. 6,36 



mm. 7,38 



» 6,04 



» 7,05 



» 6,64 



» 7,62 



» 4,83 



» 5,76 



» 6,43 



» 7,21 



» 5,15 



» 6,44 



» 6,05 



» 6,52 



» 6.73 



» 7,58 



» 6,48 



» 7,21 



« Nelle pesate ho fatto uso di una bilancia della portata di 200 grammi 

 sensibile al decimo di milligramma, di pesi appositamente da me campio- 

 nati e del metodo di sostituzione. Ho avuto inoltre 1' avvertenza di equili- 

 brare la bilancia con un identico tubo ad TJ, onde evitare errori provenienti 

 dallo spostamento dell'aria e dalla umidità che si deposita sul vetro. 



« Ho fatto uso dell'igrometro ad appannamento di Chistoni, con cui 

 si percepisce meglio che con quello di Eegnault l' istante della formazione 

 e della scomparsa della rugiada. L'ho tenuto a meno di 10 centimetri di 

 distanza dall'orifizio per cui entrava l'aria nell'igrometro chimico, al riparo 

 da qualunque radiazione e da correnti d'aria che potessero alterare insul- 

 tati, essendo note le obbiezioni fatte specialmente dal Crova (') all'uso 

 degli ordinari igrometri ad appannamento. 



« Ho confrontato il termometro che mi ha servito nell'igrometro Chi- 

 stoni con due termometri campioni ed ho trovato per quello la correzione 

 costante di — 0°,7. Durante la meiz'ora in cui era in azione l'igrometro 

 chimico ho fatto da 8 a 10 misure coli' igrometro Chistoni; le relative me- 

 die sone riportate nella tabella qui appresso. I risultati poi che si riferi- 

 scono all'igrometro chimico riportati nella tabella medesima sono stati cal- 

 colati mediante la formola 



760Ep (1H-«Q 



f = ~(H7^F)dV7( 1 + /c() + 760p(l + ?J) 



(') Journal de Physique, II. sèrie, 2 me tome. 



